(344 Franz Müller. 



kann. Die Größe dieses Fehlers ist in den verschiedenen Apparaten gleich, 

 wenn die Glühspiralen gleich lang und aus gleichem Draht ge- 

 fertigt sind und die Verbrennungsgefälie annähernd gleichen Inhalt haben, 

 ^lan muß sich, ehe man die Gefäße in Benutzung nimmt, überzeugen, daß 

 ihre Manometer nach längerem Glühen parallel gehen. 



Erhebliche Fehler können entstehen, wenn die Luft des Zimmers 

 brennbare Gase (Leuchtgas) enthält. Es empfiehlt sich deshalb, den Druck- 

 ausgleich in V am offenen Fenster vorzunehmen oder besser, wie oben 

 gesagt, COo-freie Außenluft zu benutzen. Nach dem Druckausgleich ist 

 die etwa in V und im Thermobarometer noch vorhandene Luftkohlen- 

 säure durch leises Schütteln des Gefäßes zur Absorption zu bringen. 

 Die größten Fehler entstehen aber, wenn der Apparat durch organische 

 Stoffe verunreinigt wird. Durch das Glühen der Spirale werden diese ver- 

 brannt und verbrauchen Gas , welches bei dieser Art der Analyse dann 

 auf CO bezogen wird. 



Zur Berechnung der Resultate ist es notwendig, den Rauminhalt des 

 Verbrennungsgefäßes einschüeßlich der Glasröhren bis zum Nullpunkt des 

 Manometerschenkels 31 zu kennen. Durch Wasserwägung läßt sich die Kali- 

 brierung mit erforderlicher Genauigkeit ausführen. 



Bei der ^>rbrennung verbinden sich zwei ^'olumina CO mit einem 

 Volumen Sauerstoff zu CO,, welche absorbiert wird. Die Abnahme des Gases 

 ist also, wie immer bei CO, mit 2/3 zu multiplizieren. Da durch die stets 

 gleiche Einstellung des Manometers in M auf Null der dem Gase zur ^'erf ügung 

 stehende Raum, das Gasvolumen, konstant bleibt, prägt sich die Änderung 

 der Gasmenge ausschließlich im Druck aus. Die Änderungen der Temperatur 

 und des Luftdruckes wirken auf die Manometer des Verbrennungsapparates 

 und des Thermobarometers in gleichem ]\Iaße. ]\Lin braucht daher nur 

 die Druckänderung des Thermobarometers von der des Manometers abzu- 

 ziehen, um die durch die "N^erbrennung bewirkte Druckänderung a (mm) 

 zu finden. 



Es betrage das Kaliber des Verbrennungsgefäßes mit Einschluß des an- 

 grenzenden lufthaltigen Manometerschenkels bis zum Nullpunkt v cm\ die 

 Anfangstemperatur gemessen im Wasser der Wanne t^ so ist das auf 0°, 

 160 mm Hg Druck und Trockenheit reduzierte Volumen des Kohlenoxyds 

 gleich: 



2 v.a 



3 X 760 X l?/65 X ( 1 -I- 0-00367 t) 

 oder vereinfacht 



V . a 



15.561 (1 -f 0-00367 t) 



