Biologische Gasanalysc. 047 



Petroleum in einer vollständii;- ijefüllten, mit Kautschukstopfen versehlossenen. 

 am lioden mit Tubus und llalin verseheneu FUische aufbewahrt und i)ei 

 tb'r Abfidhuiir Petroh'um naeh<refüllt. Zulässiger Absorjjtionswert 4 cm^ CO.') 



b) Animoniakalische Kupferchlorürlösung-. 1 / obi<>er salzsaurer Lösung 

 wird in ca. ö / Wasser irei^ossen und der Niederschlaii- in einen etwa 320 rni^ 

 fassenden, mit Glasstopfen versehenen Zylinder gefüllt. Eine vorher angebrachte 

 Mai-ke zeigt H2 cm^ an. Nach einigen Stunden wird bis zu dieser mittelst 

 Heliers abgesaugt, mit T^öo/o Ammoniak ganz vollgefüllt, umgeschüttelt und 

 mehrere Stunden stehen gelassen. Hat man diese Lösung benutzt, so kann 

 man nach der Absorption im Rest Wasserstoff mit Palladium bestimmen 

 ( siehe S. (i55). 



Die Lösungen werden in der Pipette Fig. 204 aufbewahrt und in 

 dei' üblichen Anordnung mit Mel'ibüretten verbunden. Da aber die CO-Binduni^ 

 in ihr sehr locker ist und eine erhebliche Mengen CO enthaltende Lösung; 

 nicht unerhebliche Mengen CO-Gas an ein kohlenoxydärmeres Gasgemisch 

 abgibt, so verwendet man zur Absorption 2 Pipetten und bringt das zu 

 prüfende Gas zunächst in eine Pipette mit einer oft gebrauchten, dann in 

 eine zweite mit einer noch wenig CO-haltenden Lösung. Für einigermaßen 

 exakte Analysen muß die gasförmige Salzsäure resp. das Ammoniak durch 

 rbeiiuhren in eine Pipette mit destilliertem Wasser vor der Ablesung 

 entfernt werden. 



Die CO-Absorption in der Kupferchlorürlösung vollzieht sich ziemlich 

 langsam, das Gas muß mehrfach übergetrieben werden. 



B. Verbrennungsanalyse. 



1 Vol. CO gibt l)ci der Verbrennung '/, Vol. Kontraktion und liildet 1 Vol. CO,. 



Bei der Verbrennung wird also das doppelte Volumen der Kontrak- 

 tion an CO, gebildet, die durch Kalilaugeabsorption bestimmt wird. Sind 

 die P)eziehungen nicht so, daß die gebildete Kohlensäure das Doppelte der 

 Kontraktion beträgt, so sind noch andere brennbare Gase vorhanden. 



1. Nach Bunsen-Geppert mischt man das CO-haltige Gasgemisch 

 nach Entfernung der Kohlensäure mit reiner Luft oder Sauerstoff oder, 

 wenn durch den elektrischen Funken keine Verpuffung zu erzielen ist 

 dä'TöVo CO in 100 Luft veri)rennen noch), mit elektrolytischem Knallgas. 

 Es darf auf 100 Vol. nicht brennbares Gas nie mehr als 26 — 64 Vol. brenn- 

 bares Gas kommen, da sonst der Stickstoff unter gelber Flamme zu 

 Salpetersäure und Stickoxyd mitverbrennt. 



Die i?Mwsej?sche Analyse hat die I'nannehnüichkeit, daß man der 

 Pteinheit des zugesetzten Knallgases vollkommen sicher sein muß, daß man 

 außerdem nicht immer das Mischungsverhältnis beim ersten Versuch richtig 

 trifft und daß bisweilen eine zu starke Explosion erfolgt. 



2. Verbrennung mit glühender Platinspirale (Grisoumeter nach Coquillon). 

 \'iel bequemer als die Bimsen?,che Explosionsmethode ist die ^'erbrennung 



') Hempel, Gasanalyse. S. 183. 



