648 



Franz Müller. 



des CO in einem durch Quecksilber abgeschlossenen Raum durch eine 

 glühende Platinspirale von 0"35 mm Stärke in etwa 6 Windungen (siehe 

 P'ig. 210'). Die Spirale sitzt in 2 mit Quecksilber gefüllten, den Stopfen 

 durchsetzenden Kapillarröhren, in die außen die Drähte von einer Akkumu- 

 latorenbatterie von etwa 12 Ampere mit zwischengeschaltetera verschieb- 

 baren Graphitwiderstand, oder bei Verwendung des Straßenstroms von 

 220 Volt Spannung eines (rlühlampenwiderstandes von 5 — 10 16-kerzigen 

 Kohlenfadenlampen einmünden. 



Diese \ielfach von Grehant und seinen Schülern, in letzter Zeit von 

 Haidane benutzte Methode läßt sich in den verschiedensten Modifikationen 

 anwenden, sei es in der Hemjjehchen Anordnung durch Übertreiben des 



Fig. 210. 



Gasgemisches in eine mit dem Analysenrohr zu verbindende Verbrennuugs- 

 pipette (vgl. Fig. 210), sei es durch feste Verbindung des Grisoumeters in 

 Kombination mit einer Kohlensäureabsorptionspipette mit dem Analysen- 

 rohr nebst ThermobarometeroderPe^^ersoMSchem Regulator (siehe Fig. 1906^). 

 Man entfernt zunächst die Kohlensäure durch Kalilauge, läßt das Gasge- 

 misch dann mehrfach an der glühenden Spirale vorüberstreichen, liest ab 

 und ermittelt durch nochmalige Verbrennung, ob die Verbrennung vollendet 

 ist. Hat man ein stark CO-haltiges Gemisch, so verdünnt man die Gas- 

 probe mit dem Stickstoff, der von den vorhergehenden Analysen als Rest 

 übrig geblieben ist, um zu starke Explosion oder Verbrennung von Stick- 

 stoff zu verhindern. Hat mau wenig CO, so ist diese Vorsicht nicht notwendig. 



Hempel, Gasanalyse. S. 123. 



