Hiologische (.lasanalyso. (3(')1 



in der Art vereinis^t, dal'i man das erwciti'rtc' Ende (p) unter Wasser nach 

 oben wendet und jeden liest nielit zu dem extrahierten (ias "gehörender, 

 in der Kapillare etwa enthaltener Luft heraustreibt. Darauf dreht man y> 

 in Wasser nach unten und vereiniirt durch Hin- und Herl)ewefren des 

 (Quecksilbers in dem laniren Kohr vermittelst des (ilasstabes die verschie- 

 denen zur rntersuchunjx kommenden Gasblasen. Macht man dies schnell, so 

 ist keine (iefahr. dali erhebliche Meniren Sauerstoff oder Stickstoff durch 

 das nunmehr die innere Obeiililche der Meßkapillare benetzende Wasser 

 absorbiert werden, während die absorbierte Kohlensäure ja jetzt nach 

 der ersten Ablesunii" ohne Belang- ist. Man zieht noch etwa 4 rw^ Wasser 

 in die Kapillare ein, nimmt p aus dem Wasser heraus, tut Kalilaujre in p 

 und läßt diese mehrmals durch Rückwärts- und Vorwärtsbewegen des Glas- 

 stabes in dem Kapillarrohr hin und her laufen, bis die Wände gut mit 

 der Lauge benetzt sind. Nachdem so die Kohlensäure absorbiert ist, wird 

 die noch vorhandene Gasblase bis nahe an die Einmündung der Kapillare 

 in p vorgetrielien. so die Kalilauge entleert und^j mit Wasser ausgewaschen. 

 Darauf wird die (iasblase wieder nach derselben Stelle zurückgeholt, in der 

 sie zunächst gemessen wui'de und mittelst Millimeterstabes in horizontaler 

 Lage und nach Abkühlung mit Leitungswasser gemessen. In gleicher Weise 

 wird dann der Sauerstoff durch Absorption in der Haldanesdien Pyrogallus- 

 säurelösung (siehe S. 624) absorbiert, p mehrfach mit Wasser nachgewaschen, 

 was nur wenige Sekunden dauern darf, zumal wenn die Gasblase sich in 

 dem oberen Teil von p befindet, schließlich die übrigbleibende N-Menge 

 wie zuvor gemessen. 



Die von den Autoren gegebenen Beispiele zeigen bei \'ergleich mit 

 einer auf chemischem Wege bestimmten Sodalösung einen Fehler von 

 1 'GVo in der Kohlensäure. Die Luftanalyse ergab bei einer Länge der Luft- 

 blase von 24-dmm 20-94% Sauerstoff und 79-06% Stickstoff. Um den 

 Fehler zu vermeiden, der durch Gasabsorption in der mit Kalilauge 

 befeuchteten Kapillare stattfinden kann, wurden besondere Versuche ange- 

 stellt. Es ergab sich bei einer Kapillare von 2mm Weite und 1-088 spez. Gew\ 

 der Lauge — 0-84%. Bei engeren Röhren wird die Korrektion größer. Im 

 Durchschnitt ergaben die Analysen Fehler von nur 0'0''\ cm^ auf 100 cin^ 

 Salzlösung. Es ist aber besonders darauf zu achten, daß die Wandung der 

 Meßkapillare vor der Ablesung gut ausgetrocknet ist. 



Wie man sieht, gestattet dies Verfahren eine recht genaue Bestim- 

 mung kleiner Gasmengen, die in wässeriger Lösung absorbiert sind. Es 

 erscheint nicht unmögUch, daß man eine ähnliche Methode auch für die 

 Bestimmung von Blutgasen wird verwenden können. 



Apparat von Krogh. 



Die Methode von Krogh ist im Prinzip sehr ähnlich. Die beifolgende 

 Abbildung (Fig. 215) wird auch ohne Beschreibung verständlich sein. Es 

 -ei nur gesagt, daß in dem gi'aduierten Kapillarrohr eine Länge von 20mm 



