662 



Franz Müller. 





A 



i^^^^-^fcA- 1 



w 



Fig. 216 6. 



Fig. 217. 



einem Volumen von 1 cm^ entspricht. Die obere Öff- 

 nung (2) wird benutzt, um den Apparat leichter zu 

 reinigen. Die Verschiebung der Gasblase geschieht 

 vermittelst der in Quecksilber tauchenden Schraub- 

 vorrichtung 4. Zur Erleichterung der Ablesung und 

 Vermeidung der parallaktischen Verschiebung kann 

 man eine 6 — 8fach vergrößernde Linse benutzen, die in einem oben zuge- 



Fig. 215. 



