Biologisclic (iasanalyse. 



6(>n 



schilrften ro('htcckii::en Holzklotz hall» ciiii^classen ist, um so iniinor bei 

 horizontalem Stand ablesen /u können, oder man läßt die Melikapillare 



an den ganzen Ziffern 

 rundherum teilen. Fal- 

 len vordere und hintere 

 Linie zusammen, so be- 

 findet sich das Au£?e in 

 der gleichen Höhe. Be- 

 quem ist es auch, die 

 Verg-rößerungslinse nicht ganz zur Hälfte 

 in das Holz einzustecken und in die Kante 

 des Holzes eine Nadel einzulassen, die 

 ebenso weit herausragt, wie der Linsen- 

 mittelpunkt über der Kante steht. Man vi- 

 siert über die Nadelspitze. Eine Zunahme 

 der Temperatur seit Beginn der Analyse um 

 Ol" gibt eine Korrektur von— 0-0002 im 

 Logarithmus. Krogh erzielte bei Gasblasen 

 von etwa \Qcm Länge maximale Ablesungs- 

 fehler von ± 0-lm;/^ d.h. ± O'P/o- ßei 

 Kohlensäure wird der Fehler infolge der 

 Löslichkeit des Gases in Wasser — denn 

 hier wird die Gasblase nicht durch Queck- 

 silber abgeschlossen — ± 0*2Vo- 



Fig. 216 a und 216 6 zeigt das Meß- 

 rohr bei der Analyse in verschiedener 

 Stellung, Fig. 217 die Hilfsapparate. 



Reinigung des Apparates. 



Da es besonders darauf ankommt, 

 die Meßkapillare möglichst rein zu halten, 

 empfiehlt Krogh, sie in die eine Bohrung 

 eines Gummistopfens zu stecken, welcher 

 auf eine Flasche paßt und in dessen anderer 

 Bohrung ein Glasrohr steckt, das zur 

 Wasserstrahlpumpe führt. Man läßt von 

 oben starke Schwefelsäure und eventuell, 

 wenn es nötig ist, Kaliumbichromat in 

 250/oiger Schwefelsäure einfließen und 

 saugt nach unten durch. Damit das seit- 

 liche Ansatzstück 4 und das darin befind- 

 liche Wasser und Quecksilber nicht mit 

 hat man zuvor ein Luftbläschen als Abschluß 



Fig. 218. 



Säure in Berührung kommt 

 dazwischen geschaltet (siehe Fig. 218) 



