ßßg P'ranz Müller. 



der Sedimentierung bei Pferdeblut nahezu beseitigt: Sie entnehmen das 

 Bhit aus der Mitte einer damit gefüllten, unmittelbar vorher mit Hg ge- 

 schüttelten Kugel, wenn sie nicht den Gesamtinhalt des Sammelrohrs in 

 die Pumpe bringen konnten. Es eignen sich daher zur Anstellung von 

 grundlegenden Testversuchen besser Blutarten, die nicht leicht sedimentieren, 

 vor allem Kaninchenblut. 



Das Prinzip der Blutgaspumpenmethode. 



Um die im Blut teils physikalisch absorbierten, teils locker chemisch 

 gebundenen Gase zu gewinnen, vermindert man den Partialdruck über dem 

 Blut so stark wie möglich. Die Gasaustreibung wird durch Erwärmung des 

 Blutes beschleunigt. Da der geronnene Blutfarbstoff nicht unbeträchtliche 

 Mengen von Sauerstoff in nicht auspumpbarer Form zurückhält, so muli 

 die Erwärmung niedrig (bis 40") gehalten und die Schnelügkeit der Gas- 

 entziehung dadurch erhöht werden , daß man relativ kleine Mengen Blut 

 in relativ großen Glaskolben stark aufschäumen läßt. Auch vermeidet man 

 das Gerinnen von Teilchen an der Glaswand dadurch, daß man das in 

 den Entschäumungskolben eingeführte Blut direkt in gasfreies destilliertes 

 Wasser eintropfen läßt. 



Um ein recht hohes Vakuum zu erhalten, muß die Pumpe vor Beginn 

 des Versuches vollkommen luftfrei sein und es während der Dauer des Ver- 

 suches möglichst bleiben. Bei der Entgasung bilden sich erhebliche Mengen 

 von Wasserdampf und doch muß das Quecksilbergefäß der Pumpe voll- 

 kommen wasserfrei gehalten werden, da nur bei minimaler Wasserdampf- 

 spannung ein hohes Vakuum erziel bar ist. So muß das mit Wasser- 

 dampf gesättigte Gasgemisch eine Kühl- und eine Trockenvorrichtung 

 vor Eintritt in das Vakuumgefäß passieren. Zwischen diesen Teilen muß 

 außerdem ein meist verschlossener und nur w^ährend des Auspumpen s für 

 kurze Momente zu öffnender Hahn sitzen. Öffnet man ihn, so stürzt das 

 Gas und der Wasserdampf durch die Trockenröhre und von da wasserfrei in 

 die Vakuumkugel. Gerade der Spannungsunterschied zwischen einem wasser- 

 dampfgesättigten und einem w^asserdampffreien Raum unterstützt die 

 Schnelügkeit der Entgasung sehr erheblich. Der Vakuumraum darf also 

 niemals Beschlag oder gar Tröpfchen von Wasser zeigen. 



Da das Quecksilber der Pumpe, sobald es mit dem zum Schmieren 

 der Hähne erforderhchen Fett in Berührung kommt, erhebhche Mengen 

 Sauerstoff absorbiert, läßt man das entbundene Gas nicht mit geschmierten 

 Hähnen in Berührnng, sorgt, daß der Bluteutschäumungskolben fettfrei 

 ist und benutzt heute zur Blutgasanalyse ausschheßhch Pumpen, deren 

 Vakuumteil keine Hähne enthält, sondern durch einen Glasschwimmer 

 gegen die Nebenapparate abgeschlossen ist. Dasjenige Modell ist am besten, 

 das die wenigsten Schhffe enthält, die möghchst wenig Fett zur Dichtung 

 brauchen. Mögen auch andere Systeme brauchbar sein, so sind doch die 

 meisten günstigen Erfahrungen mit dem System von Töpler-Hagen erzielt: 



