Biologische Ctasaualyse. ()(39 



lUircli Heben ciiu'S (^uccksillKTfretalies \\inl die \';ikiiuinku!i:ol voll- 

 koiiiiiicii mit (^Miccksilher iiefüllt. die Luft vcnliiiiiLit und durch den (llas- 

 schwinimer ein AIlscIiIuIj j^a-gen die anschlieljendcn Teile geschaffen. Beim 

 Senken des Gefäßes und Absinken des Quecksilbers sinkt derülasschwimmer 

 mit. iMe VakuumkuL'-el ist geuen die Atmosphäre durcli ein über 70 rm 

 lan!.!:es Kapillarroiir abgeschlossen. 



Bei i\cm Trockenapparat wie bei dem Entgasungskolben läßt sich 

 die Anbringung von Hähnen nicht vermeiden. Diese müssen, wie iü)lich 

 bei gasanah tischen Arbeiten, so geschmiert sein, daß sie leicht beweglich 

 sind und daß die Reibungsfläche vollkommen klar durchscheinend aussieht. 

 Man drückt zweckmäßig den Hahn, während man ihn bewegt, etwas in den 

 Schliff ein. 



Fehler(iuellen bei der Pumpenmethode. 



Die (ienauigkeit einer durch Pumpen bewirkten Gasanalyse hängt, 

 wie nach dem ^'orstehendeL verständlich , zunächst von der Art der Ge- 

 winnung der Blutprobe ab. Sie wird beeinträchtigt 1. durch die Sauer- 

 stoffzehrung im frischen Blut oder durch bakterielle Zehrung während 

 der Aufbewahrung, 2. durch schnelles Sedimentieren der roten Blut- 

 körperchen und 3. durch langsame Entgasung. 



Ad 1 ist zu bemerken, daß man das aufzubewahrende Blut durch 

 sterilisierte Kanülen in sterile Kolben einfließen läßt, dort mit Queck- 

 silber oder mit gleichfalls sterilisierten Glasperlen def ibriniert , dann auf 

 Eis oder eingefroren im Kälteapparat konserviert. Zusatz von 2 — S^/oo 

 Fluornatrium ist auch empfehlenswert. Aufbewahrung im Meßrohr selbst ist 

 weniger empfehlenswert, da bei Kontakt mit dem Hahnfett aseptisches 

 Arbeiten unmöglich ist. Bohr empfiehlt, das Meßrohr vor Gebrauch und 

 den Pjlutkolben der Pumpe vor der Evakuierung mit Fluornatriumlösung 

 zu waschen. 



Zum zweiten Punkt ist zu bemerken, daß nicht bloß Pferdeblut, welches 

 aus diesem (j runde, wie gesagt, zu gasanaly tischen Arbeiten außerordent- 

 lich schwer zu gebrauchen ist, schnell sedimentiert, sondern daß auch das 

 Blut anämischer Patienten sowie von Hunden, Katzen, Kaninchen nach 

 Blutverlusten sich oft so schnell absetzt, daß es nur mit großer Mühe 

 und durch kurz vor der Entnahme der Probe noch einmal wiederholtes 

 kräftiges Schütteln gelingt, gleichmäßig gemischte Blutproben zur 

 Analyse zu bringen. Daher ist das Einfüllen solchen Blutes in die 

 Pumpe aus einer Bürette oder durch teilweise Entleerung einer Pipette zu 

 widerraten. 



Bei der Überführung in die Pumpe ist zu bedenken, daß bei der Ver- 

 drängung des Blutes aus dem Meßrohr durch Quecksilber nur Spuren von 

 Blut an der Wand haften bleiben dürfen, weil die Aichung ja sonst un- 

 richtig ist. Manche Autoren gehen daher so vor, daß sie das I>lut aus 

 dem Meßrohr nicht durch Quecksilber verdrängen, sondern in einem durch 



