Biologische Gasanalyse. |)71 



des Oxyhiiinodohins in Met- bzw. Afidhilmof^lol)iii zu Fixicrun^^ des 

 Sauerstoffs in niclit auspuinpbarer Form. Nach korrekt ausj^'eführter Ent- 

 gasuiiir soll luii- reines Hiiino^lobin vorhanden sein, das die ^deiche O.^-Meni^e 

 wie zuvor l)indet. 



Cber die liedeutung, welche Undichtigkeit der Tumpenhähne und 

 Kindrintren kleiner Moniten Lnft für die (lenaniskeit des Resultats hat, 

 sind die Ansichten noch fzeteilt: Da Bohr jilaubt, daß der Stickstoff im 

 Blut nicht rein physikalisch absorbiert ist, sondern nach chemischen Ge- 

 setzen ircbunden wird, so kann er von dem durch Auspumpen erzielten 

 Stickstoftquantum nicht, wie Zuntz und seine Schüler tun, ohne weiteres 

 das in der verwendeten IMutmenge ..physikalisch absorbierte" Quantum 

 abziehen, um die eingedrungene Sauerstoffmenge aus der so gefundenen 

 Luftstickstoffmenge zu berechnen, sondern er muß verlangen, daß die Pumpe 

 während der Zeit der Blutentgasung absolut dicht schließt. 



Nimmt man aber mit Zuntz an. daß der Stickstoff rein physikaUsch 

 absorbiert wird, so macht ein Eintritt von geringen Luftmengen keinen 

 Fehler, wofern man das Ende des A'ersuches, d. h. Auf- 

 hören der Gasentwicklung, noch richtig beurteilen konnte. 

 Häufiger kommt es allerdings meines Erachtens vor, daß 

 man das Blut zu lange im Kochen erhält, da scheinbar 

 immer noch kleine Gasmengen aus dem Blut entweichen, 

 die jedoch in der Tat von außen immer wieder eindringen. 

 Der Versuch dehnt sich so unnötig lange aus. Hat man 

 einen die physikalisch absorbierte Menge übersteigenden " Fig.222. 

 Stickstoff gefunden, so zeigt das Mehr an, wieviel Luft 

 eingetreten ist. Unter der \'oraussetzung , daß diese Zimmerluft keine 

 erheblichen Mengen Kohlensäure enthält, kann man aus dem Stickstoffgehalt 

 den eingedrungenen Luftsauerstoff aus dem Verhältnis 79*2 : 20" 7 leicht 

 berechnen und von der gefundenen Sauerstoffmenge in Abzug bringen. 



Inimerhin glaube ich, daß es richtiger ist, jede Undichtigkeit da- 

 durch zu vermeiden, daß man, me Barcroft u. a, getan, alle Schliffe mit 

 einem Außenmantel umgibt, in welchem Quecksilber eingefüllt wird. Das 

 schließt aber in sich, daß kein Schüff horizontal liegen darf, sondern 

 daß alle Schliffe vertikal aufrecht stehen müssen (siehe Fig. 222). 



Die Genauigkeit der Gaspumpenmethodik. 



Die Genauigkeit der Pumpenmethode hängt also ab von den Fehlern 

 bei dem Auspumpen des Blutes und von Ungenauigkeiten bei der Abmessung 

 und Gewinnung der Blutproben, bevor man sie in die Pumpen ü])erführt. Da 

 diese Fehler nicht im einzelnen zahlenmäßig zu belegen sind, soll hier nur 

 nochmals auf die durch fehlerhaftes Arbeiten des Pumpenmechanismus selbst 

 heiTorgerufenen Ungenauigkeiten Bezug genommen werden. Bohr nimmt 

 an, daß diese 0-25'Vo des AVertes, d. h. für 20 Vol.-"/« Sauerstoff = 0-05 cm^ 

 betragen darf. Haidane fand mit der ^oÄrsclien Pumpe (siehe S. 680) in 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 43 



