676 Franz Müller. 



Hat man die Temperatur des Wassers im Wassermantel zu Anfang- 

 bestimmt und den jeweiligen Barometerstand abgelesen, so kann man mit 

 Hilfe der LancloU-Bö>'nsteinschen Tabelle Nr. B (S. 590 ff.) die Gasmengen 

 auf 0° und 760 mm reduzieren. 



Vergleich der Genauigkeit der analytischen Methoden. 



Für kleine Luftvolumina hatte Geppert als maximale Ablesungs- 

 fehler bei Ablesung ohne Wassermeniskus (wie es bei dem dem Blut ent- 

 zogenen Gasgemisch geschieht), OlG^/o. mit Wasser- oder Laugenmeniskus 

 (me es nach Absorption der Kohlensäure und vor und nach Explosion 

 bei Bestimmung des Sauerstoffs geschieht) 0*0B — Ol P/o des Gasvolumens 

 angegeben. Kontrollablesungen zeigten gewöhnlich in Eudiometern von 18 mm 

 Weite Differenzen unter O'Oo cm'^ (= 0"01 cm der Skala des Rohres). Im 

 allgemeinen stimmen die Ablesungen kleiner Gasmengen im 10 wm-Rohr 

 auf 0'002 cm 3. Große Gasmengen werden im weiten (18 mm) Rohr el)enso 

 genau wie im engen (10 mm) bestimmt. 



Bei Verwendung von lange Zeit im Laboratorium gebrauchten Eudio- 

 metern gehngt es nicht leicht, diese Genauigkeit vollkommen zu erreichen. 

 So verwandten A. Bornstein und F. Malier entsprechend den Befunden 

 bei Blutgasanalysen 6 — ^12 cm* eines Gemenges von ?>0^U Kohlensäure. 

 4V0 Sauerstoff und 66V0 Stickstoff. In den Ablesungen wurden sie durch 

 mehrere Kollegen, die darin ebenso geübt waren, unterstützt und kon- 

 trolliert. Sie fanden in Eudiometern von 12 mm Durchmesser als maxi- 

 male Ablesungsfehler : 



Prozent des 

 Gasvolumens 



Für das Gesamtgas (Quecksilbermeniskus) , 0"08— 0"62 



Nach Kohlensäureabsorption (mit Laugenmeniskus) . . 0"22 



Nach Zugabe von Wasserstoff (Laugenmeniskus) .... 006 



Nach Explosion (Laugenmeniskus) 07 



Unter der Annahme, daß aus 12 cm^ Blut 5*52 cm^- Gas ausgepumpt 

 sein mögen, ergibt sich aus diesen möglichen maximalen Ablesuugsfehlern 

 als mögliche maximale Differenz: 



Für Kohlensäure 0'56Vo des Blutvolumens 



., Sauerstoff 0-02 "/o .. 



„ Stickstoff 0-40Vo • „ 



Allerdings ist hier als ungünstigster Fall angenommen, daß ein sauer- 

 stoffarmes Blut vorlag. Man sieht, daß schon diese möglichen Ablesungs- 

 fehler eine nicht unbeträchtliche Differenz in Kohlensäurewerten, dagegen 

 eine sehr geringe in den Sauerstoff werten zur Folge haben können, und 

 daß für den Stickstoff eine Unsicherheit von 0'4"/o methodisch möglich ist. 



Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der (renauigkeit der drei 

 genannten Methoden bei der Analyse so kleiner ]\Iengen willkiirhch ge- 

 wählter Gasgemische. 



