Biolojrischp (iasaiialyse. 577 



Wir sehen, dalj die soviel leichter zu handhabenden Methoden von 

 Loewy und Haidane bei der Analyse kleiner Blutgasmenpen an Genauig- 

 keit hinter der Geppert^'OXwn Methodik für die Bestimmung der Kohlen- 

 säure sicher nicht, für die Bestimmung des Sauerstoffs nicht erheblich 

 zurückgestanden haben. 



Die verschiedenen BlutgaspumpenJ) 



Die verbesserte Pßüfjersche Pumpe nach Zuntz. 



Die folgende Figur 224 zeigt den freistehenden Apparat, der be- 

 quemer noch so montiert wird, daß der Gummischlauch 13 fehlt, und statt 

 dessen ein kurzes weites Bohr Fallrohr 7 und Quecksilliergefäß 1 verbindet 

 (siehe Fig. 226). Durch die r>erührung mit Gummi wird das Quecksilber 

 stets mit der Zeit unsauber. 



Ist die Pumpe vollkommen mit Luft gefüllt, so entleert man die wasser- 

 haltige Schwefelsäure in lö vermittelst Heber durch Hahn h befeuchtet 

 die 2 Rohre des Trockenapparates 8 t, und t„ mit frischer Schwefelsäure, 

 die man auch in Kugel 14 füllt, bringt in 10 etwa oO — 50 crn^ destilliextes 

 Wasser, fettet alle Hähne frisch und entleert die Pumpe bei geschlossenem 

 Hahn </ zunächst durch eine Wasserstrahlpumpe, öffnet d kurze Zeit usf. 

 und entfernt nur die hetzten Spuren Luft etwa von 10 mm Druck ab bei 

 HO" durch Heben und Senken der Quecksilberkugel 1. Solange man nicht 

 bei niedrigem Druck angekommen ist, muß man sowohl Heben wie Senken 

 sehr vorsichtig vornehmen , da bei schnellem Heben die auszutreibende 

 Gasmenge mit großer (Jewalt plötzlich durch das Kapillarrohr 3 entweicht, 

 das Quecksill)er plötzlich nachstürzt und die Pumpe an der Stelle n durch 

 den Anschlag zerschlägt. Beim zu schnellen Senken der Kugel andrerseits 

 stürzt die in dem Trocken- und Entschäumungsapparat (8 — 10) befindhche 

 Luft plötzlich in das in 2 gel)ildete Vakuum und reißt das Quecksilber 

 mit großer Gewalt in die Höhe, die Pumpe bricht dann am Punkt u oder z. 

 Eine völlig entleerte und mit gut gedichteten Hähnen (durchscheinend bei 



') Allgemeines ül)er Iljr-Pumpen siehe dieses Haaclbuch, Teil I 1, S. 141. 



