678 



Franz Müller. 



Dreliuns?) versehene Pumpe muß über Nacht ihr Vakuum so halten, daß 

 das Quecksilbermanometer sich nicht ändert. 



Es sind dann immer noch einige Gasblasen zu entfernen, die aber 

 durch zwei- oder dreimaliges Entleeren beseitigt werden. Handelt es sich 



um die Untersuchung- lebenden 



.K 



•«D-^r 



Blutes, so verbindet man nun 

 m durch einen engen Gummi- 

 schlauch mit der Arterie und 

 füllt, je nach der Größe des 

 Tieres oder der gewünschten 

 Blutprobe, entweder nur Kugel:?? 

 von 7 cm^ Inhalt oder auch die 

 obere von 10 cm^ mit Blut. Nach- 

 dem die ersten Tropfen durch 

 den oberen Hahn weggeflossen, 

 wird oben geschlossen und die 

 Kugeln durch Drehung von 

 Hahn fl mit dem Vakuum in 10 

 in Verbindung gesetzt. 



Arbeitet man mit Hirudin- 

 oder defibriniertem Blut, so ver- 

 bindet man das Blutmeßrohr 

 (Fig. 220) durch Piohr IV und 

 ein kurzes' Schlauchstück (ka- 

 pillar, dicke Wandung, Glas an 

 (jlas) mit dem Ansatzstutzen m, 

 öffnet Hahn III (Fig. 220) nach 

 IV hin, dann Hahn a kurze 

 Zeit und entleert, während der 

 Assistent das Rolir hält, durch 

 zweimaliges Heben die in dem 

 A'erbindungsraum vorhanden ge- 

 wesene Luft. Bei tiefstehendem 

 Quecksilberkolbeu 1 (wie in 

 Fig. 224) und auf 30" erwänntem 

 Wasserbad 12, in dem das 

 Wasser tiefer als die Blutober- 

 fläche im Kolben steht, wird das 

 Blut in kleinen Portionen vom 

 Hahn III (Fig. 220) aus durch 

 m, a, c in 10 einfließen gelassen (Reguherung bei a). Es wird sofort tief- 

 violett. Das Quecksilber strömt aus der Füllkugel VI in das Meßrohr 

 nach, bis es den Hahn III erreicht. Darauf schließt man ab, läßt die 

 an der Wand haftenden Blutreste sich etwa 30 Sekunden lang ansam- 

 meln (das Meßrohr wird möglichst senkrecht gehalten), öffnet Hahn a 



