Biologische Gasanalvse. 670 



weni^'«' Si'kiiii<l(Mi und liiCit d;is Qiiocksilbor den letzten liest lünt sowie 

 die im Verhindun^steile hefindliehe ÜlutnienLie übertreiben. Narlidem man 

 lies noeh ein- oder zweimal wiederholt hat. entfernt man nach Verschluli 

 der Hiihne a und 7^// das IJlutmelirohr. Der Ansatzstutzen /^^ ist nun voll- 

 koninien mit (,)ueeksill)er i^efiillt. 10 ^Oe/y^» Blut sollen in 1 bis 2 Minuten 

 überjretullt sein. 



Während des fberfüllens wird die Verbindung' von iMitschäumungs- 

 .ipparat und rumpe, Hahn r/, schon einige Male für einen Moment geöffnet. 

 Durch kurzes Öffnen des Hahnes d läßt man jetzt das (las durch den ganz 

 kalten Kühler U und den Trockenapparat 6' in 2 ein, schließt Hahn d und 

 treibt das (las durch Heben des Quecksilberkolbens 1 aus der Pumpe aus 

 iuKohr4. Das wird 2— ^hnal wiederholt. Dabei muß das Trockenrohr 8t, 

 immer kühl bleiben, während 8t„ in der oberen Hälfte bei Einströmen des 

 wasserdampf gesättigten (rases warm wird. Je nach Bedarf läßt man aus 14 

 einige Tropfen frischer Schwefelsäure einfließen. Man kocht etwa 10 Minuten 

 weiter bei r>0", entleert, läßt ausgekochte heiße Borsäure durch m einfließen 

 und wiederholt während ca. ?>() Minuten in Zehnminutenintervallen die Ent- 

 leerung. Hat die Pumpe gut geschlossen, so gehen jetzt höchstens ein oder 

 zwei kleine Bläschen durch das Kapillarrohr 3 in 4 hinein. Man schließt 

 dann den Versuch nach etwa V^ Sunden ab. Will man sicher sein, daß 

 die Kohlensäure vollkommen entfernt wird, so empfiehlt es .sich stets, nach 

 der ersten Auspumpung einige Kubikzentimeter kochender, gasfreier, etwa 

 10°/oiger Phosphorsäurelösung oder gesättigter Borsäure einzulassen und 

 nach Entfernung der Hauptgasmenge, noch höchstens 20 (im ganzen 

 45) Minuten bei :^0 — 40'^ zu belassen. 



Kohlenoxyd wird schwerer aus dem Blut entfernt. Man macht das 

 Blut durch Erwärmen in destilliertem Wasser im Kolben bei 30" voll- 

 kommend) lackfarben und läßt durch m einige Kubikzentimeter ausge- 

 kochter, frischer, gesättigter Ferricyankaliumlösung nachströmen. Dann 

 führt man nach mehrfacher Auspumpung 20''/oige Weinsäure oder Phos- 

 phorsäure ein. 



Die Piüupe von Bohr (Fig. 225). 



Diese Einrichtung hat den Vorzug, daß das Quecksilber automatisch 

 durch Wasserdruck , je nachdem man Hahn a oder h öffnet, hochgedrückt 

 und abgelassen werden kann und so dauernd sauber bleibt. Die Trocken- 

 vorrichtung sowie der Entschäumungsapparat sind kleiner. Für größere 

 Blutmengen empfiehlt es sich mehr, die Form des ^ww^^schen Apparates 

 anzuwenden, der jetzt so eingerichtet ist, daß das Steigrohr 7- (Fig. 224) 

 in eine Flasche mit (,)uccksill)er führt, in dem das Hg durch Preßluft ge- 

 hoben wird und beim Ablassen desselben in die Flasche zurücksiidct. 



Bohr empfiehlt, bei P^inlassen des Blutes zunächst nicht zu erwärmen, 

 dagegen durch Drehen im Hahn n den Blutkolben bei offenem Hahn v 

 und geschlossenem Hahn t zu schütteln. Hahn t wird nur vorübergehend 

 geöffnet. 



