680 



Franz Müller. 



Die Blutgaspumpe von Barcroft 



hat schon in ihrer älteren Form (Fig. 226) erhebliche Vorzüge vor den 

 beiden genannten. So ist sie bis an die \'erbindung-sstelle x an der Wand 

 fest montiert und außerdem durch die federnden Glasverbindungen B und 

 C weniger leicht zerbrechlich als die anderen und ebenso be(iuem zu hand- 

 haben. Kühlraum .V und G werden 

 mit Eis-Kochsalzmischung gefüllt, 

 so daß die dazwischen passierenden 

 Gase sehr wasserarm in das 

 Schwefelsäuregefäß F, D, E gelan- 

 gen. Um das Stoßen des Blutes zu 

 verhindern und gleichzeitig das 

 Schütteln des Blutkolbens, wie Bolir 

 es empfiehlt, unnötig zu machen, 

 hat man in den mit etwas aus- 

 gekochtem Wasser gefüllten 

 Schäumungskolben K einige Ilea- 

 genzglassphtter getan. AUe Hähne 

 sind durch Quecksilber nach außen 

 geschützt. Yerbesserungsfähig er- 

 scheint nur eine Vorrichtung bei i\ 

 die das Blutmeßrohr Fig. 220 anzu- 

 bringen gestattet, statt \'erwendung 

 des abgebildeten Meßrohres P ohne 

 Queeksilberverdrängung. Schliff x 

 ist dadurch fest geschlossen, daß 

 der Kolben A" nebst Kühler M 

 durch einen Halter festgehalten auf 

 dem Wasserbade stehen und gegen 

 den oberen fixierten und in C fe- 

 dernden Teil des Apparates leicht 

 nach oben drücken. 



Ein, wie es scheint, noch be- 

 quemeres, jedenfalls viel billigeres 

 ^lodell (Fig. 226a) hat Barcroft zur- 

 zeit im Gebrauch.^) Es besitzt einen 

 Trockenapparat, in dem durch Drehung des Schhffes eine immer neue H2SO4- 

 Oberf lache geschaffen werden kann, und nur Kautschukstopfenverbindungen 

 (schraffiert in Fig. 226 0), die durch Quecksilber geschützt sind. Diese Ver- 

 bindung soll den Vorteil bieten, daß die Teile gegeneinander leicht beweg- 

 lich bleiben und daß daher viel seltener Brüche eintreten. Das Fett zum 

 Dichten der Hähne fällt ganz fort. Das Blutschäum ungsgefäß ist ein Doppel- 



Fig. 2-25. 



*) Erscheint demnächst im Journ. of Physiol. Das Klischee wurde mir vom Autor 

 freundlichst überlassen. 



