Bioloi,'ischc Gasanalyse. 



683 



eiTiiittolto Hlutprohe (2 — H(/ in ^/'iCm^ Natriunioxalatlösiinj>' aufj^efangen) 

 ein, spült mit im liaii/oii 2 cm^ O'0"/oi^er NaCl nach, entfernt S von K 

 durch HcIkmi von X nach Verstopfen von T, verschlicCit S unter Queck- 

 >^iiber durch einen Stopfen, schüttelt Blut und Oas unter Wasser lö Minuten, 

 lüftet den Stopfen unter Quecksilber, setzt S wieder auf K und zerstört 

 denRlutschanm dui-ch Zerplatzenlassen der Blasen im Entschäunump-skolben E 

 (HOcm^ fassend), so dall man dann das in S angesammelte (ias nun restlos 

 in eine Absorptionspipette überführen kann. 



In der Pipette wird der Sauerstoff und CO. durch 10«/oige Na OH, 

 die mit Natriundn drosulfit und mit CO gesättigt ist, absorbiert, der Rest 

 dann in M wieder gemessen. Die Differenz der zwei Messungen der CO- 

 Mengen ergibt die CO-Kapazität des Blutes. 



Chemische Methoden der Blutgasgewinnung'. 



Die Pumpenniethode hat sich wegen der Schwierigkeit der Handhabung, 

 der leichten Zerbrechlichkeit, sowie der hohen Kosten des dazu erforderlichen 

 Quecksill)ers nur Eingang in einige wenige physiologische Laboratorien ver- 

 schafft. Die Sauerstoff- undKohlenoxydbestimmung mit Ferricyankaüum hat 

 demgegenüber den großen Vorzug, uns vom Quecksilber unabhängig zumachen. 

 Außerdem sind die erforderlichen Apparate viel billiger und man kann 

 unter Verwendung kleiner Blutmengen beliebig ^iele Analysen zur gleichen 

 Zeit nebeneinander ansetzen. Man ist dadurch in der Lage, mehrere Kon- 

 trollbestimmungen sowie Beihenanalysen von Blutgasen kurz nach der Ent- 

 nahme aus dem Tier zur Analyse zu bringen, und da die Berechnung sehr 

 einfach ist, noch am gleichen Tage das Resultat in Händen zu haben. Die 

 Methode beruht auf der Tatsache, daß sauerstoffhaltiges oder kohlenoxyd- 

 haltiges Blut in Beiiihrung mit Ferricyankalium den gesamten O2 bzw. 

 CO beim Übergang in Methämoglobin gasförmig abgibt. Das gebildete 

 (ias wird entweder durch ^Messung der Volumänderuug bei konstantem 

 Druck (Franz Müller) oder ]\Iessung der Druckänderung bei konstantem 

 Volumen (FJaldarie, Barcroft) bestimmt.- 



Die Richtigkeit der erhaltenen absoluten Werte zeigen folgende Ver- 

 gleichszahlen mit der Gaspumpe (siehe auch Tab. E auf S. 698) : 



Gas 



Pumpe 



Ferri cyanidapparat 



0, 

 CO., 



Defibriniertes 

 Huudeljlut 



17-7, 17-4 

 130, 140 



17-6. 171 

 139, 13-2 



Barcroft 



0„ 

 CO. 



Defibriuiertes 

 Schafblnt 



Defibriuiertes 

 Hundel)lut am6./XII, 



22-12 

 43-3 



22-2, 21-3 

 - 43-9 



Barcroft und 

 Franz Müller'^) 



12-7 



12-8, 12-4. 12-5, 

 120 



Dieselben 



Vom gleichen Hund 

 entnommen 

 am 8. XII. 



n-31 



9-7, 9-4, 9-7 



Dieselben 



') Bisher nicht publiziert. 



