Biologische (Jasanalvsc. 



Ü8ö 



Die vorscliir(U'ii('ii Kerrie viinitlapparatc und ihre Ilaiidliahuiij^. 



J. l>ir .Ipptinit lou ll(ild(uic in der neuesten Form nach Barcroft. 



^ Der Apparat besteht, wie die Kij?. 228 zei'>t, aus zwei f^enau gleichen, 

 mit Milliiiieterteihiiiii- versehenen Kapillarröhrehen, die anf einem lirctt 

 nebeneinander montiert sind nnd nnten 

 dureh zwei kapillare Schlauehstüeke m 

 inul }) und ein uläsei'nes U-lvolir p 

 (Fit!;. 225») miteinander veibnnden sind. 

 \uf die Schlauehstüeke wirkt eine fein 

 arbeitende Schraubenvorriehtun^" BC 

 und verändert den Stand des in den 

 Kapillaren befindlichen Wassers. An 

 einem älteren Modell befindet sich an 

 Stelle von m, n und p ein kleines birn- 

 förnii^es Glasgefäü, in dem vermittelst 

 (iummistopfens die beiden Manometer- 

 röhren fest stecken. An ihm ist ein 



schwarzer Kautschuksaugpfi'opfen 

 (..Schnuller") festgebunden, auf den 

 dann ß C einwirken , nachdem alles 

 luftfrei mit Wasser gefüllt ist. Mir selbst 

 erscheint diese ältere Anordnung prak- 

 ti.scher als die abgebildete. Doch muß 

 der Saugpfropfen recht weich sein I Die 

 eine der Manometerröhren 1 steht oben 

 in \'erbindung mit einem T-Hahn H, 

 dessen oberer Stutzen in ein U-förmig 

 gebogenes gläsernes Kapillarstück U 

 übergeht. Es trägt ein dünnes Gummi- 

 stück«, an dem das sogenannte Schüttel- 

 gefäli l)efestigt ist. Dieses besteht aus 

 einem dünnwandigen Glaskölbchen K 

 von etwa ;»5 nn^ Inhalt mit eingeschhf- 

 fenem (ilasstopfen 6', dessen Mitte von 

 einem Glasrohr durchsetzt ist. Das 

 GJasrohr hat unten o'uw Öffnung x und 

 läuft in einem Schälchen h mit etwa 

 1 cm^ Faßraum aus. Die Schale muß 

 leicht durch den Hals des Fläschchens 

 geführt werden können. Die Ausführung 

 der Analyse gestaltet sich folgender- 

 maßen : 



Man füllt die Teile w, p, n mit Wasser oder nach einem \()rschlage 

 von Brodle mit einer Lösung von Gallensalzon vom spez. Gew. 1-034 



Fig. 228. 



Fig. 22'.). 



