Biologische <iasaiialyse. (jj^7 



Das lUiit wird jetzt cntwiMler im Wasser oder nach Herausnahme 

 der Aj)|)arate aus dem Wasser durch vorsichti^^'-es Ilerumschwenkeu mit 

 dem Amnuiuiak vermischt und vollkommen lackfarhen gemacht. Nach 

 den fridier irenannten Fehlerquellen der Methode ist es klar. dalJ auf 

 dieses Lackfarheiiwerden besonderer Wert j^'elef,^t werden mul). Das P)lut mul> 

 vollkommen durchscheinend an der Wandung- des Kolbens herunter- 

 fliclien I Sobald dies ireschehen. bringt man die in dem kleinen Schälchen h 

 befindliche Ferricyanidlösung durch Seitwärtslegen des Kolbens K zum Aus- 

 fliel'ten und schüttelt mehrere Minuten energisch um, indem man zugleich 

 durch geeignete Fingerhaltung Sorge trägt, daß die \'erbindimg von Stopfen S 

 und Schiittelgefäß K sich nicht lockert. Man bemerkt dabei, wie der Stand 

 in dem Manometer / heruntergedrückt wird und hat durch leichtes An- 

 ziehen der Schraube B Sorge zu tragen, daß das Niveau nicht zu tief unter 

 die sichtl)are Teilung sinkt. Darauf versenkt man K wieder in die Wasser- 

 wanne, behandelt den zweiten Apparat in gleicher Weise, den dritten, nicht 

 mit Blut gefüllten, der als Thermobarometer dient, ebenfalls und wartet 

 etwa 10 Minuten bis zur ersten Ablesung bei der alten Nullstellung in I. 

 Darauf schüttelt man von neuem kräftig durch, wobei man immer Sorge zu 

 tragen hat. daß die durch das kleine Loch x vermittelte Kommunikation \o\\K 

 nach 1 nicht durch Flüssigkeitstropfen verschlossen wird. Man wiederholt 

 das Schütteln und Ablesen, natürlich immer nach vorheriger Durchmischung 

 des Wassers in der Wanne (Doppelgebläse!), so lange, bis sich der Stand 

 in dem Manometer // bei immer wiederholter Einstellung in 1 auf die 

 ursprüngliche Nullstellung nicht mehr resp. ebenso wie im Thermobarometer 

 verändert. 



Da eine gewisse Menge Gas entwickelt wurde und wir bei diesem 

 Apparat auf das ursprüngliche Volumen einstellen, also die Druckänderung 

 ablesen, so muß bei unveränderter Nullstellung in I der Stand in II in die 

 Höhe gerückt sein. Dieser Stand darf sich, wie gesagt, in 10 Minuten ent- 

 weder nicht oder nur entsprechend der Veränderung im Thermobarometer 

 geändert haben. Wenn man keine Zunahme, dagßgen während 10 Minuten 

 erhebhche Abnahme, mehr als durch Temperaturänderungen verständlich, 

 beobachtet, enthält das Dlut Sauerstoff verbrauchende, zehrende Stoffe und 

 ist für eine Bestimmung der absoluten Og -Mengen nicht brauchbar (siehe 

 S. 684). 



Ist die Sauerstoffbestiramung beendet, so ijffnet man den Hahn H 

 und bringt das System dadurch wieder auf Atmosphärendruck, eröffnet K 

 durch Herausnehmen von S , füllt möglichst schnell in die Schälchen h 

 (y\cm^ einer 20"/oigen Weinsäure- oder Phosphorsäurelösung, schheßt 

 darauf die drei Apparate wieder und beginnt die Einstellung auf die Null- 

 stellung in / von neuem. Nachdem diese unverändert, vermischt man die 

 Säure mit der Flüssigkeit, schüttelt sehr energisch und bestimmt unter 

 immer wieder stattfindender Einstellung in / auf Null die entwickelte 

 Kohlensäure durch die Druckzunahme. 



A bd f r h al d r; n , Handbuch der biorheinischen Arbeitsmethoden. III. 44 



