ß3g Franz Müller. 



Beispiel und Berechnung. 



Thermo- 

 SchüttelgefäU ,,aromete.- 



mit Blut ., -^ 



mit Wasser 

 m m 



mm 



Bei mehrfacher Öffnung des Hahnes stellt sifh der Nullpunkt 



schließlich auf 100 9-0 



Nach Lackfarbenmachen und Vermischen mit Ferricyankalium 

 stellt sich der Stand bei Wiedereinstellung auf aen Null- 

 punkt in dem nach außen offenen Rohr II schließlich auf 948 142 



Differenz: 848 5 2 



Die reelle Druckzunahme im Millimeter Wasser beträgt also . 84'8 



— 5-2 

 79-6 



Davon gehen ab als Korrektur für Änderung der Einstellung 



beim Lackfarbeumachen 2"0 



also . . 77-6 



Das Volumen des Schüttelgefäßes beträgt 340 cm^ 



Davon gehen ab als Füllung 23 „ 



also . . 31 '7 cin^ 



77-6 X 31-7 X 100 

 Berechnung: — = 23'7S7o Sauerstoff (10.340 ist der Atmo- 



sphäreudruck, gemessen in Millimeter Wasser). Da die 1 C7??^-Pipette nicht 10, sondern 

 nur 0'96 cm^ Blut faßt (laut Auswägung mit Blut und spezifischer Gewichtsbestimmung), 

 ändert sich das Resultat in 24-77''/o Sauerstoff. 



Genau ebenso wird die Kohlensäure berechnet, nur ist hierbei eine 

 Korrektur für Temperaturen über oder unter l-l^ anzubringen, und zwar 

 ist von dem erhaltenen Prozentwert für jeden Grad über 14 ein Abzug, 

 für jeden Grad unter 14 eine Hinzugabe von O'250/o Kohlensäure zu machen. 



B. Der Ferricyanidap'parat von Franz Müller (Fig. 2oO). 



Er besteht aus zwei möglichst gleichen Glasgefäßen 1 und // von 

 etwa 200 cm 3 Inhalt. Ist das Thermobarometergefäß II etwas größer, so 

 wird der Unterschied durch Quecksilber ausgeglichen, dessen GeAncht 

 gleichzeitig als Senkgewicht beim Versenken in Wasser dient. Jedes dieser 

 Gefäße steht mit einer 40 cm langen und 0"5 cm weiten und von — 10 cm^ 

 in Zwanzigstel geteilten Bürette B bzw. TB in Verbindung. Beide Büretten 

 münden in eine horizontale Glasleitung h. die zu einem Niveaurohr ^' führt. 

 Sie sind mit angesäuertem Wasser gefüllt. Zum Ausgleich des Druckes mit 

 der Außenluft trägt die Verbindung von Thermobarometergefäß II und Bü- 

 rette TB eine durch Hahn verschlossene Seitenöffnung s. Die Verbindung 

 der Bürette B mit dem Schüttelgefäß 1 wird durch einen Kapillarschlauch k 

 mit dicker Wandung hergestellt. 1 ist durch einen dicken Gummistopfen 

 mit drei Bohrungen verschlossen. In der einen sitzt das Verbindungs- 

 stück a zu iy, in der zweiten ein Ansatzrohr c zu einem Kugelaufsatz, 

 in der dritten ein Ansatzstück h, das mittelst Schlauch zu t und in die 



