Biologische Gasanalyse. fJOl 



sich ja in der wiissorif^en Lösunff sehr erheblich löst und das \'olumen bald 

 /u sinken be.Lnnnt. 



Ücrechnung. 



Ein iicnau dnrchiietiihrtcs Boispielfindet sich in iyfii//rrsAir\ny. l)d. 103. 

 ~^. öT6 (li)04). I)ort sind auch die erforderliclien Korrekturen angeüs'cben, 

 die aufgebracht werden müssen 1. wegen der sich ändernden physikalischen 

 Absorption, da in dein System zunächst Luft, später ein sauerstoffreicheres 

 oder kohlenoxydhaitiges (icmisch vorhanden ist, 2. wegen der Änderung des 

 Inhalts der kalibrierten (bei 15") Kugeln, wofern man körperwarmes IJlut 

 einfidlt. sofort mit Ammoniak vermischt und bestimmt. 



Vergleich des Apparates B mit dem Hdldane-Barcroftschen A. 



Es muß unbedingt zugegeben werden, dali die Methodik Barcrofts 

 nach gehöriger Einübung bequemer ist. Es kommt das daher, dali nach 

 Barcroft kleinere Luftmengen gemessen w^erden und dünnwandige Glas- 

 gefäße verwendet werden können. Der Temperaturausgleich vollzieht sich 

 daher schneller. Ferner ist der Abschluß des Schüttelgefäßes durch einen 

 Glasstopfen angenehmer als durch Gummistopfen. Bei den größeren Dimen- 

 sionen des Apparates von F. Müller würde aber ein Glasstopfen nur sehr 

 schwer dicht zu bekommen sein und erhebliche Kosten verursachen. 

 Andrerseits ist aber die Al)lesung in Kapillarrohren erheblich schwerer, 

 erfordert viel größere Sorgfalt und viel saubereres Arbeiten als die Ablesung 

 in den 0"ö an weiten Büretten des 3/<V7/e/-schen Apparates. Weiter ist die 7i?a/- 

 dane-Barcroßsche Methode nur bei defibriniertem oder durch Zusätze un- 

 gerinnbar gemachtem Blut anwendbar, während der andere Apparat für 

 das direkt dem Gefäß des Tieres entströmende und nicht ungerinnbar 

 gemachte Blut verwendet werden kann, ein Umstand, der für gewisse Zwecke 

 von Bedeutung sein mag. Endlich eignet er sich besser für venöses oder 

 nicht ganz gesättigtes Blut, wenn man sich hierfür nicht mit der Diffe- 

 renzmethode Barcrofts begnügen kann. 



C. Barcrofts Dißerenzmethode.^) 



Kommt es bei der Blutgasanalyse nicht allein auf die absoluten Zahlen, 

 sondern besonders auf die DiffercMiz zwischen Arterien- und Venenblut oder 

 bei verschiedener Sättigung überhaupt an, so lassen sich viele Fehler([uellen 

 der bisher beschriebenen Ferricyanidmethoden umgehen. So verschwindet 

 der Fehlei', der durch unvollkommenes Lackfarbenmachen, vorzeitiges Ein- 

 dringen von Ferricyankalium. ungenügendes Schütteln beim Austreiben des 

 (iases. ungleichmäßige Temperaturverteilung zustande kommt. 



Man ermittelt in zwei gleichzeitig analysierten Proben von arteriellem 

 und venösem lilut desselben Tieres die Differenz zwischen den zur vollen 



') J. Barcroft, Differential mctliod of Woodgas analysis. Jourii. of Pbysiol. Vol. 37. 

 p. 12 (1908). Siehe dort Einzolheitcu. 



