694 



Franz M üller. 



Fig. 233 zeigt die neueste noch nicht publizierte Form des Barcroft- 

 schen Differenzmanometers i): 



Man füllt das mittlere Reservoir mit Nelkenöl, drückt den Stopfen 

 luftfrei soweit ein, daß das Öl im mittleren Rohr etwa in Vs der Höhe 

 steht (siehe Fig.), schmilzt das enge Glasrohr oben über dem Gummi und 

 der Stellschraube ab. 



Zur Kalibrierung empfiehlt Barcroß die Gaspumpe oder eine frisch 

 titrierte Wasserstoffsuperoxydlösung (1-5 cw^), der man Voan^ Y^-U^SOi 

 in beiden Flaschen des Apparats zusetzt. In den Stopfen bringt man auf 

 der einen Seite 0-2 cm^ Normal-KMnOi-Lösung. Es soll etwa 0-2 cm^ Gas 

 entwickelt werden. 



Die Skala ist aus Spiegelglas gefertigt. Die Schüttelgefäße haben die 

 von Plesch zuerst empfohlene Birnform. 



Genauigkeit der Kohlensäureanalyse: 

 Bei sehr genauer Kalibrierung, großer Vorsicht beim 

 Einfiülen des Ammoniak, das gut vor COg-Absorption ge- 

 schützt werden muß, ist die Abweichung etwa ö^/o des be- 

 rechneten Differenzwertes zweier Proben, das heißt doppelt 

 so groß, me die allerungünstigsten Sauerstoff resultate. 

 Trotzdem hält Barcroß sie doch immer noch für besser 

 als die bisherigen COo-Analysen kleiner Blutmengen. 



D. Modifikation von Barcrofts Apparat nach 

 Plesch zur Bestimmung der Kohlenoxydkapazität. 



Man kann die vorher beschriebenen Apparate A und B 

 auch benutzen, um mit Kohlenoxyd gesättigtes Blut zu 

 analysieren. Dabei ist nur zu beachten, daß die Entwick- 

 lung des Kohlenoxyds durch Ferricyankalium etwas träger 

 verläuft als beim Sauerstoff, daß also stärker geschüttelt 

 werden muß. 



Plesch'^) hat für den gleichen Zweck einen auch für 

 1 cm 3 eingerichteten Apparat empfohlen, der in Fig. 234 

 abgebildet ist. 



In das birnenförmige Gefäß ^) E kommt 1 cm^ Vi^'/oig^s Ammoniak, 

 unter welches man 1 cm^ Blut schichtet. Man schließt dieses Gefäß 

 an den oberen Teil des Apparates mittelst des Schhffes D luftdicht an. 

 In die kuglige Erweiterung //, welche nach unten mit dem Hahn h ver- 

 schlossen ist, kommt i/., cm^ Ferricyankalium. Der ganze Analyseuteil des 

 Apparates wird mit einem Schliff an ein ^arcrq/^sches Wassermanometer 

 angeschlossen. Der eine Manometerschenkel N ist auf Älillimeter geteilt, 



*) Fabrikant: Baird «S: Tatlock. Loudon E. C. Gross St. Halton Garden. 



^) J. Plesch, Bestimmung des Herzschlagvolumens. Deutsche med. Wochenschr. 

 Jg. 1909. Nr. 6. 



^j Der Apparat wird hergestellt von der Firma Bleckmaun & Burger, Berlin, 

 Auguststr. 3 a. 



Fig. 233. 



