696 Franz Müller. 



zeigt, birnförraig geformtes Rohr, in dem sich mit Schwefelsäure befeuch- 

 tete Glasperlen befinden, mit dem Verbrennungsapparat verbunden und 

 durch mehrfaches Öffnen und Schlielien der Hähne das (ias eingesaugt, 

 endlich durch eine Überfüllkugel (W) restlos eingetrieben. 



Vergleich der Genauigkeit der verschiedenen Ferricyanid- 



apparate. 



In der beifolgenden Tabelle Ä sind verschiedene willkürhch heraus- 

 gegriffene Versuche zusammengestellt, bei denen nach Barcroft 1 cm^, nach 

 meiner Methode 20 resp. 5 cm^ Blut verwendet wurden. 



Tabelle A. 



Vergleich der ().2-Bestimmung in verschiedenen i'erricyanidapparaten (Bar- 

 croft und Müller, 1905, bisher nicht publiziert). Schaf blut: 



Apparat von 



Barcroft Müller Müller 



mit 3 cm'' Blut mit 20cm3 Hlut mit h cm^ Blut 



143 



14-3 J 1^-^^ 



'^•^■■^ 1 01-7 



21-3 J -^ ' 



23-2 ) -'^- 



Die Zusammenstellung zeigt, daß lieide Apparate in gleicher Weise 

 ihren Zweck erfüllen. Außerdem zeiget die folgende Zusammenstellung B 

 einer großen Anzahl von Doppelanalysen, die Barcroft an Hundeblut ge- 

 macht hat, den Fehler seiner Methodik. 



Tabelle B. 

 Differenz von je zwei Doppelanalysen von 1 crn^ Hundeblut, mit Kalium- 



Der Fehler beträgt im Durchschnitt 0"42'yo d^s BlutAolumens resp. 

 2'6Vo des Sauerstoffwertes. Bei der Kohlensäure ist der Fehler allerdings 

 höher. In den folgenden 25 Doppelversuchen von Barcroft (Tabelle C) 

 war er im Durchschnitt 0'77o des Blutvolumens resp. llt" o des Kohlen- 

 säuregehalts. 



Tabelle C. 



