Biologische (iasaiialysc. {)()'.• 



ilaß hier W\ ^^ewisscii lUutartcn dieselben Abweichunjien vorkoniinen. Kr 

 -ah am'h ijorade hei Ilmulebliit, und zwar bei ganz irischem Khit, nachdem 

 das Kohlcnoxvd voUkonmien entwickelt war, eine sehr schnell eintretende 

 (iasahnahnie. Da hier eine Mischung' von Kohk'noxvd und Luft vorliegt, 

 und da die gebildete Methänioglobinlösung kein Kohlenoxyd wieder auf- 

 nimmt, so kann es sich nur um Sauei'stoffzehrung aus der im Apparat 

 befindlichen MischnuL;- handeln. Es können also die durch diese 

 /ehrung eintretenden Fehler bei keiner Art der Ferricyan- 

 kaliummethoden vermieden werden; sie sind nur durch Pumpen- 

 analyse mit Sicherheit zu umgehen. 



Alles zu.sammengenommen ist zweifellos die Kohlensäurebestimmung 

 mit der (iaspumpe genauer, vorausgesetzt, daß man die Analyse nach 

 Haidane ausführt, die Sauerstoffbestimmung bei Verwendung der Ferri- 

 cyankaliumreaktion dagegen oft ebenso genau wie l)eim Auspumpen und 

 sogar genauer. 



Die Bestimmung der Absorption und der Spannung von Gasen im 



Blut. 



Handelt es sich darum, die Gasmenge zu kennen, die bei ge- 

 gebener Temperatur und gegebenem Druck von Blut aufgenommen wird, 

 so genügt es nicht, die absorbierte Menge nur bei einem Druck zu 

 ermitteln, da die Spannungskurve nicht geradlinig verläuft. Außerdem 

 ist es meist erforderlich, bei Körpertemperatur zu arbeiten. Von den sonst 

 zur Bestimmung der Absorption von Gasen in Flüssigkeiten verwendeten 

 Methoden scheiden hier bei Blut diejenigen aus, bei denen die Flüssigkeit 

 zuvor ausgepumpt wird, da das Blut sich ohne Änderung seiner Zusammen- 

 setzung nur schwer und meist nicht vollkommen gasfrei machen läßt. 

 Sodaim kommt bei Blut der besondere Umstand in Betracht, daß es oft 

 leicht oxydai)le Stoffe enthält, die beträchtUche Mengen Sauerstoff schnell 

 in sich verbrauchen, d. h. daß es Sauerstoff ,,zehrt" (s. S. 684). 



A. Methoden mit konstanter Durchlcitung von Gas. 



Bei der einfachsten, aber meist unzureichenden Methode Avird aus 

 einem Gasometer durch das in einem Kolben befindliche Blut bei konstan- 

 ter Temperatur 1 Stunde lang Gas hindurchgeleitet und am Schluß der 

 in dem Kolben herrschende Druck vermittelst Manometers abgelesen. Man 

 entnimmt eine Probe des Gases, eine Probe des Blutes und ermittelt beider 

 Zusammensetzung. Bei diesem Vorgehen wird dadurch leicht ein Fehler 

 hervorgebracht, daß die Konzentration des Blutes sich durch Wasserver- 

 dampfung ändert. Das einströmende Gas muß also mit Wasserdampf der 

 gleichen Temperatur gesättigt sein. 



*) Vgl. Die Abhandliuiff von Bohr in Tigerstedts Handbuch d. hiophysikalischen 

 Methodik (noch nicht erschienen). 



