Biologische Gasanalysc. 70H 



2. Natli liohr. 



Bohr konstniiort seino AI)Sorptioinoter anders: 



Ks bcfindot sirh in dem einfachsten Ahsorptionieter ein horizontal 

 liegender Einliter/ylinder, der um seine horizontale Achse schwindend auf- 

 gehänj?t ist. Das Blut fließt über die innere Fläche des Zylinders und steht 

 mit dem eingeführten (!as in Austausch. In neuester Zeit verwendet Bohr 

 den beistehenden Apparat (¥'v^. 2:;Sj. In ihm rotiert im Kasten A durch die 

 Tätiijkeit eines Stahlmagneten E ein Zylinder B, der das am Boden des 

 Kastens liefindliche Blut auf seine Oberfläche zieht und mit herumführt. 

 Für die Durchniischuni^' des (iases ist aulierdem durch einen Flügel C gesorgt. 

 Es sind Von-iehtungen getroffen, um teils das Gas (H, K), teils das Blut 

 (d, U) zu entnehmen und außerdem, um den Druck in dem System zu 

 messen (F, G). Auf die exakte Druckmessung muß besonderer Wert gelegt 

 werden, weil sowohl Absorption wie Spannung außerordentlich von dem Gas- 

 druck beeinflußt werden, und zwar bei Blut in nicht vorauszusehender Weise. 



Methode zur Messung derBlutgasspannung im zirkulierenden Blut. 



Wenn die folgenden Methoden zwar im Prinzip die gleichen sind wie 

 bei den Bestimmungen außerhalb des Körpers, so sind die Apparate doch 

 infolge der \'erwendung am lebenden Tier in charakteristischer Weise modi- 

 fiziert. Das erste ..Aerotonometer" stammte bekanntlich von Pflüg er. Es 

 hat den Nachteil, daß das aus einer Arterie in eine senkrecht stehende 

 Röhre oben so einfließende Blut, daß es sich in dünner Schicht ausbreitet und 

 herabfließt, nicht mehr in das Tier zurückfließen kann. Die Dauer des Durch- 

 fheßens war wegen der Gefahr der Gerinnung nur kurz und die Blutmenge 

 konnte nur gering sein, da man dem Tier nicht zu viel Blut entziehen darf. 



Bohr hat theoretisch abgeleitet, daß bei der Konstruktion eines Tono- 

 meters, abgesehen von der guten Mischung des Gases, die Blutober- 

 fläche gegenüber der Gasmenge dann am größten ist, wenn das Verhältnis 

 Oberfläche (o) dividiert durch (iasvolumen (v) möglichst groß wird und 

 hat bei der Konstruktion seiner Tonometer darauf Wert gelegt, daß dieser 

 Bruch recht hoch ist. 



Für Fflügers Tonometer ist der Bruch ;va, in den älteren 



Aerotonoraeterversuchen von Bohr (1890), bei denen das Tonometer in den 

 \'erlauf einer Arterie eingeschaltet war, das Blut also ins Tier zurück- 

 floß, war — 5-2. Bei Fredericqs Tonometer, bei dem der Apparat zwischen 

 Arterie und Vene eingeschaltet war und das Blut durch Peptoninjektioii 

 ungerinnbar gemacht war, ist — nur ;-)-7, aber der Apparat infolge seiner 



leichten Handlichkeit doch recht brauchbar. 



Erheblich bessere Gasausgleichsbedingungen bietet das Kroghsche 

 Tonometer (Fig. 239): In ihm fließt das Blut sowohl längs der inneren 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 45 



