Die Blntkörpcrchenzähliiiig und Iläinoglobinbcstiinmung. 715 



reißen!) hlutfiei iil)\vischt und nun eine die lilutkörperchen nicht veriin- 

 dernde Verdiinnnniislösun«^ bis zur Marke 101 nachsaufrt. Dabei muCi der 

 Eintritt von Luftbläschen vermieden werden. Sobald man einj^esaugt hat, 

 verschlielit man das zui^espitztc Ende mit dem zweiten Finj:^er, das obere 

 Ende mit dem Daumen und schüttelt so lange, bis die Lösung gleich- 

 mäbig durchgemischt erscheint. Das Aufsaugen der Verdünnungslösung muß 

 natürlich so schnell erfolgen, daß das Blut in der Kapillare nicht gerinnt. 



Als Konservierungsflüssigkeit der roten Blutkörperchen sind 

 zahlreiche Gemische empfohlen worden, von denen hier nur die empfehlens- 

 werteste, die Hai/cmsdic Lösung, genannt sei. 



Rezept: Hydrarg. bichlor 05 



Natr. sulfur 5'0 



Natr. chlorat 1-0 



Aqu. dest 200-0 



Zur Zählung der weißen Blutkörperchen benutzt man Verdünnungs- 

 flüssigkeiten, die die roten lösen und die weißen konserderen , so nach 

 Thoma 0*3 — O'o°/oige Essigsäure, eventuell unter Zusatz einer geringen 

 Menge eines die Leukozyten färbenden Farbstoffs. 



In diesen Lösungen halten sich die roten bzw. weißen Blutkörperchen 

 oft 24 Stunden, es empfiehlt sich aber doch, die Zählung noch am Tage 

 der Entnahme vorzunehmen. 



Zur Zählung der Blutplättchen hat man je 10 Teile von Ol^/oiS^i' 

 Chromsäure und lo/oiger Osmiumsäure mit einem Teil Eisessig vorge- 

 schlagen. Bürher empfiehlt Auf tropfenlassen von Blut auf Paraffin, Ab- 

 heben der Plättchen von der Kuppe des Tropfens. Die Zählung der Blut- 

 plättchen muß schnell erfolgen, da sie weniger haltbar sind als die an- 

 deren Blutbestandteile. ^) 



Die Zählkammer des Thoma- Zeißschen Apparates besteht aus einem 

 auf einem 01)jektträger aufgekitteten Glasrahmen W mit zentralem kreis- 

 förmigen Ausschnitt r. In dem Ausschnitt sitzt ein rundes Glastischchen ß, 

 in welches in der Mitte ein Netz kleinerer upd größerer Quadrate eingeritzt 

 ist. Der äußere Glasrahmen W überragt die Höhe des inneren Glastisch- 

 chens B genau um Ol mm (Fig. 243). 



Man hat nun einen Tropfen der Blutmischung (und zwar nicht den 

 ersten, der sich in der Kapillare befindet und nicht mitgemischt worden ist) 

 auf die Mitte des Glastischchens zu bringen und sofort ein dickes Deck- 

 glas D von der Seite her so überzuschieben, daß der kreisrunde Rand des 

 Rahmens der gefüllten Zählkammer Newtonsche Farbenringe zeigt. Dies 

 gelingt nur nach einiger Übung. Hat man etwas zu viel Flüssigkeit, so 

 tritt sie über das Deckglas und muß durch Filtrierpapier entfernt werden. 

 Hat man zu wenig oder das Deckglas schief aufgeschoben, so befinden 

 sich Luftblasen in der Zählkammer. In diesem Fall muß man von neuem 

 reinigen und wieder füllen. 



') K. ßürker, Blutplättchen und Blutfferiiiiiung. Pfl'dgers Archiv. Bd. 102. S. 36 

 (1Ü04). S. 92 Konservierung der Blutplättchen. 



