'j-^Q Franz Müller. 



Thoma-Zeiß-KsimmeY wie in der nach außen offenen Schlitzkammer genau 

 die gleichen Zahlen: 



Tabelle C. 



II 2 



j) 

 )) 



V 2 



)) 



VI 2 



)? 



)) 



YIl 7 



Vli'l 1 



Bürker stellte auf optischem Wege, durch Beobachtung der Neivton- 

 schen Ringe, die Unabhängigkeit vom äußeren Luftdruck fest Nur bei sehr 

 rasch eintretender Luftverdünnung im pneumatischen Kabinett fand er 

 eine geringe Abnahme der Kammerhöhe. Auch Temperaturunterschiede 

 zwischen 24— 45'> sind praktisch für die Kammerhöhe ohne Bedeutung 

 ( + 0-0003 mw). 



Die oben genannten Kontrollversuche mit 0-6 bis etwa 2«/o maximaler 

 Abweichung bedeuten also bei der üblichen Normalzalil von 5 Millionen roter 

 Blutkörperchen in 1 mni^ 30.000—100.000 ZeUen als zu vernachlässigende 

 Differenz. Meistens wird man bei einem nicht so geübten Untersucher mit 

 4mal so großen Abweichungen zu rechnen hal)en. Man wird nach obigem also 

 meist Differenzen bis zu etwa 180.000 bei einer Blutkörperchenmenge von 

 5 MiUionen als innerhalb der Fehlergrenzen liegend zu betrachten haben. 

 Natürlich ist es ein Unfug, mehr als höchstens 4 Zahlen anzugeben. Man 

 sollte sich daher gewöhnen, 5 MiUionen. 5-5, 5-18 usw., nicht 5,500.000, 

 5,180.000 zu schreiben, wie es noch meist geschieht. Nur wenige sehr Ge- 

 übte werden Differenzen unter lo/o als reell ansehen dürfen. 



Für die Zählung der weißen Blutkörperchen findet sich in dem 

 Thoma-Zeißsdim Apparat eine zweite Mischpipette, bei der die Vei"- 

 dünnung 1:10 bzw. 1:20 beträgt. Hier ist das Resultat also dementsprechend 

 mit 10 bzw. 20 statt 100 oder 200 zu multiplizieren. 



Sehr empfehlenswert erscheint mir Bürkers Rat, die Zählbefunde in 

 gedruckte Schemata einzutragen, die Quadrate in der Reihenfolge der 

 Netzteilung enthalten, (ßuchd ruckerei H. Laupp jun., Tübingen, Heuberger- 

 straße Nr. 1—3.) So bietet das Zählresultat auf den ersten Bück ein Bild der 

 Verteilung der Zellen und man zählt nicht so leicht ein Quadrat doppelt. 



^) Eine prinzipiell andersartige Zählmethode, bei der das Blut in ^^-HCl ver- 

 dünnt und in gefärbtem Trockenpräparat gezählt wird , empfehlen V. Ellermann und 

 A Erlandsen, Eine neue Technik der Leukozytenzählung. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 

 Bd. 98. S. 245 (1909). Der Fehler soll relativ klein sein. 



