I)io niutkörperchcnzälilting uml llainngloliinbestimmung. 



21 



Es ist unter rmstäiidon onvüiisiht, die Vcr^deichunj,^ mit einem so- 

 f^onannten Xonnalbliit oder einer Xonnalliisunj^-, wie es die meisten Metlioden 

 verlangen , sowie die Fari>enver;;lei(iiunt; dureh das oft farhennnenipt'ind- 

 liche oder abnorm empfindende Auge zu umj^ehen. Denn es muü zugej^^eben 

 werden, daß viele Ver}2:leieiislösungen teils ihre Fiirbunj; beim Aufbewahren 

 verändern, teils nur selten irenau die Blutfarbennuance in den verschiedensten 

 VerdiinnuniTcn besitzen. .Vus diesem Grunde empfiehlt Gärtner an Stelle 

 der direkten P>eoi)aehtung die Prüfung der Absorption der ehemisch wirk- 

 samen Sonnenstrahlen durch eine Blutlösung in ihrer Wirkung auf unter- 

 gelegtes photographisches Papier. Die Schwärzung des Papiers wird ver- 

 glichen mit der Alisorption durch einen künstlich hergestellten Glaskeil 

 von zunehmender Schwärzung. 



Im einzelnen besteht der Apparat aus einem kleinen photographi- 

 schen Kopierrahmen (Fig. 246), in dem eine Skala neben einem mit 

 rundem Ausschnitt versehenen kleinen Rahmen befestigt wird. In dem 

 Kreisausschnitt des Rahmens sitzt eine etwa 2 mm hohe Glaskammer, 

 die mit der Blutlösung ge- 

 füllt und oben durch eine 

 überzuschiebende Glasplatte 

 verschlossen wird. Zur Vor- 

 nahme der Untersuchung legt 

 man in den Kopierrahmen 

 ein photographisches Papier 

 und exponiert so lange, bis 

 das Papier unter der Blut- 

 lösung denselben Farben- 

 ton angenommen hat, wie 

 ein in dem Rahmen befindlicher, mit unveränderlicher Ölfarbe angestrichener, 

 grauschwarzer Streifen. ( Durch Ausprobieren wurde gefunden, dal) dann das 

 Optimum der Genauigkeit erreicht ist.) Die Exposition dauert bei gutem 

 Licht 2 — 3, bei schlechtem Licht 10 — 12 Minuten für normales Blut. Nach 

 beendeter Belichtung wird der Rahmen geöffnet und das Papier heraus- 

 genommen (Fig. 247). Man sieht die Millimeterskala, das Bild des Keils 

 und von einem (luadratischen weißen Feld eingerahmt das kreisförmige 

 P>ild der Blutkammer. Zur Bestimmung, welche Punkte des Keils dem Blut- 

 bild im Ton am meisten gleichen, muß man die Teile unmittelbar neben- 

 einander haben. Man schneidet daher das Papier in der in Fig. 247 ange- 

 gebenen Weise in H Teile und legt nun Teil 3 neben 1 unter einen in 

 Fig. 24H abgebildeten, mit einer Blendenöffnung versehenen Karton. Durch 

 Auf- und Abwärtsschieben des Keilbildes findet man den Punkt der Far- 

 bengleichheit. Natürlich muß die Bestimmung, da das Papier nicht fixiert 

 ist. schnell und in schwach diffusem Licht gemacht werden, am besten 

 bei künstlichem Licht ((ilühlampen oder Petroleum, nicht Auerlicht) resp. 

 weiter als 1 m von der helleren Lichtquelle entfernt. Die Vergleichung ist 

 nach wenigen Sekunden geschehen und läßt sich l)eliebig oft wiederholen 



46* 



Fig. 247. 



