Dio BlutkfirporcheiizäliluDjT uiid Ilaimifjlobinbcstiiniiniiii,'. 



723 



spitze Winkel von etwa 20" ist abp:enm(lct. die Schiclitdicken betragen zwischen 

 8 und 1") ))!)». Die vorderen und hinteren {•'liichen bestehen ans wasser- 

 helleni Glas, die Seitenwünde aus Messinj^blecii, das innen mit dünnem 

 Ghis bek'gt ist. Füllt man das GefiUi mit lOü- oder 200fafh verdünntem 

 Blut (zur \erdünnnng ist eine Pipette von 2 o/<^ die aulierdcm eine 

 Marke entsprechend 20 innt-^ weni<ier als 2 cm^ besitzt, und eine feine Pipette 

 mit 20 »ww^-Marke für das Blut beigegeben), so sehen die dicken Schichten 

 rot. die dünneren lielbljclirot. die dünnsten hellgell) aus. \'or der vorderen, 

 senkrecht stehenden l'liiclie des Keils gleitet in Schienen ein Schieber aus 

 Messingl)lech vorl)ei, in welchem sich drei übereinanderstehende horizontale 

 Schlitze befinden (je l'ö nun breit und je 1 nint voneinander entfernt) 

 (siehe Fig. 240). Die hintere Wand ist durch eine Milchglasplatte verdeckt. 

 Die Spitze des Keils sitzt in einem Metallstab, 

 durch den der ganze 'Apparat 'festgestellt wer- 

 den kann. 



Der Schieber besitzt außerdem noch drei 

 weitere gleiche Schlitze, hinter denen die Vergleichs- 

 farbe vorbei geführt wird. Diese besteht aus einer 

 Leimplatte, die durch Pikrokarmin gefärbt ist und 

 zwischen dünnen wasserklaren Glasplatten w^asser- 

 dicht aufi)ewahrt wird ; sie müssen auch vor Licht 

 geschützt gehalten werden. Nach Angabe von 

 Grützner besitzen diese Platten genau den Farben- 

 ton der Blutlösung. Es werden zwei derartige 

 Leim platten gegeben. Die eine dunklere ent- 

 spricht der Farbe lOOfach verdünnten normalen 

 Blutes bei 5 mm Schichtdicke, die zweite hellere 

 der von 200fach verdünntem Blut in gleicher 

 Schicht. 



Die Vergleichung gestaltet sich nun so , daß man bei senkrechter 

 Einstellung oder Haltung des Keils 3 verschieden tief gefärbte Striche (in 

 Fig. 249 links) neben drei gleichgefärbten der Vergleichsfarbe sieht. Man 

 stellt die Grenzen ein, bei denen der "mittlere Strich mit der Vergleichsfarbe 

 übereinstimmt. Der Apparat ist mit normalem menschlichen Blut so geaicht, 

 daß eine 5 mm dicke Schicht lOOfach verdünnten Blutes der normalen 

 Blutfarbstoffmenge entspricht. Man beobachtet unter Abbiendung von Neben- 

 licht durch einen Pappschirm oder ähnliches und verschiebt den Schieber 

 am besten mit dem Daumen der linken Hand, während die Unke Hand 

 selbst den Apparat hält und die Rechte den Abblendungsschirm. Dem 

 Apparat sind Tabellen beigegeben, welche den Prozentgehalt an Blutfarb- 

 stoff (Normalgehalt = 100) abzulesen gestatten. Die Reinigung des Apparates 

 ist außerordentlich einfach, ebenso die Handhabung. Die Genauigkeit in den 

 tieferen Abschnitten des Keils beträgt 2 — 4Vo Hämoglobin. Eine Hebung 

 des Schiebers um 1 mm bedeutet unten 5 — ö^/o, oben aber nur 2'yo- Man 

 wird sich daher bemühen, im oberen Teil einzustellen. 



Fig. 249. 



