724 



Franz Müller. 



4. K e i 1 h ä m m e t e r nach PI es eh. (Schmidt et Hänsch , Berlin.) 

 (Fig. 250, 251.) 



Das eine zweier genau gleichweiter Röhren (E) enthält die Testlösung, 

 eine 200fach verdünnte Lösung eines Blutes, das 20 Vol.-o/o Kohlenoxyd 

 bindet. Das Rohr wurde mit reinem Kohlenoxyd gefüllt und zugeschmolzen. 

 In ihm steht weiter ein 10cm langer, massiver, schräg abgeschliffener 

 Glaskeil, der Kolbenkeil R (Fig. 251 im vertikalen Durchschnitt). Das Rohr 

 trägt eine Teilung von — 100mm, jeder Milhmeter bedeutet l" o Schicht- 

 dickenzunahme der Testlösung. In einem zweiten, gleichweiten Rohr R^ 

 befindet sich die zu untersuchende 200fach verdünnte Blutlösung. Beide 

 Röhren stecken bei der Farbenvergleichung vertikal in einem horizontal 



stehenden schmalen Kasten, der an der 

 einen Schmalseite den Okularspalt 0, an 

 der anderen eine Milchglasscheibe trägt. 

 Die Beobachtung kann auch bei künst- 

 lichem Licht erfolgen. 



Man saugt das Blut vom Ohr- 

 läppchen bis zur unteren Marke in einer 

 beigegebenen Pipette auf und verdünnt 

 es durch mit Leuchtgas gesättigtes 

 Wasser 200fach (obere Marke). Die 

 Lösung kommt in Rohr R^ neben Rohr R 

 in den Kasten. Rohr R kann in einer 

 Führung verschoben werden. Das von 

 der Milchglasplatte durchgelassene Licht 

 wird durch zwei 1 mm breite Spalten 

 abgeblendet, bevor es die Röhren 

 passiert. 



Man verschiebt die Röhre R bis 

 zur Farbengleichheit mit Rohr R^ und 

 findet durch Multiplikation der Milli- 

 meterzahl mit 0-2 (20 Vol.-0/o CO) die CO-Kapazität des Blutes. 



5. DeröowersscheHämoglobinometer, modifiziert von 

 Haldane^). 



Das Instrument besteht aus 2 Glasröhren von beliebiger Weite (meist 

 etwa 6 mm), bei denen es nur Erfordernis ist, daß sie beide genau gleich- 

 weit sind. Sie sind unten zugeschmolzen. Die eine zur Aufnahme der zu 

 untersuchenden Blutlösung bestimmte ist bei dem älteren Instrument mit 

 einer Skala versehen. Als Yergleichslösung gebrauchte Gowers eine Pikro- 

 karmingelatinelösung. Es hat sich aber gezeigt, daß diese nicht haltbar 

 ist. Sie wird beim Stehen im zugeschmolzenen Rohr meist gelber und 

 tiefer im Ton, so daß die damit erhaltenen Resultate viel zu niedrig sind. 



Fig. 260. 



(1901). 



*) J. Haidane, Determiuatiou of Haemoglobin. Journ. of Physiol. Vol. 26. p. 497 



