Die Blutknrpcrchenzählung und Hämoglobinbcstimmung. 



727 



■dünnuni^en von 200, ;iOO, 400 entsprechen. Neben den Teilstrichen befinden 

 sich noch Hilfsteilstriche, die die Sicherheit der \'erdünnung außerordent- 

 lich erhöhi'U. 



Die Kammer besteht aus einem massiven Messin}?zyUnder M, in 

 dessen Mitte parallel zu seiner Achse ein Lumen von 7 »nn Breite und 

 IH mm Länge ausgehöhlt ist. Eine schmale Zwischenwand D' teilt das 

 Lumen in zwei gleiche Hälften. Die Zwischenwand ragt über der oberen 

 ebenen Fläche des Messingzylinders um etwa 1 mm heraus und reicht 

 beiderseits bis an die Peripherie. Man schraubt den Zylinder auf eine 

 planparallele Glasplatte in dem Messingring fest und verschließt ihn nach 

 Füllung durch ein planparalleles dickes Deckglas D mit einer den über- 



Fig. 254. 



ragenden Teil der Zwischenwand einnehmenden Rinne. Über das Deckglas 

 setzt man eine Blende mit rechteckiger Öffnung Bl. Der Messingzylinder 

 wird in einen Ausschnitt eines Rahmens gesetzt, in dem sich der Glas- 

 keil mit Hilfe einer leicht bewegbaren Schraube T in horizontaler Richtung 

 bewegen läßt. Der Rahmen steht auf einem festen Gestell. Man untersucht 

 bei Lampen- oder Kohlenfadenglühlicht (nicht Auer- oder Metallfadenlicht) 

 am besten im Dunkekimmer oder unter vollkommener Abbiendung von 

 Seitenlicht. Das Licht fällt auf einen Gipsschii'm P S, der sich unterhalb 

 des Rahmens und des Keiles befindet und das Licht von dort nach oben 

 reflektiert. 



Einige Vorsichtsmaßregeb bei der Gewinnung und Verdünnung des 

 Blutes (es wird mit OP/oiger Sodalösung verdünnt) sind bei Besprechung 



