Die BliitkurpciTlioiizähliiiifr iiiid IlHinoglobinbostimmung. 



r29 



oder ()a-Bindungsvermöp:en bestimmt ist, und so die Tabellen neu ent- 

 woi-ft'ii. Kino auf ^'(M•lI■loi(■h mit Hüfnrrs Spclctrophotometer ^Of^ründcte 

 Aiciiunj; ist auch unmöglich, da dieses j,^erad('SO erst nacli Kristallösunfien 

 eingestellt wird und noch dazu die Ablesungsfehler nicht geringer sind. 

 Für fast alle Zwecke ist auch die absolute Hämoglobiiizahl ganz 

 gleichgidtig und die \erwendbarkeit des Apparates für vergleichende Be- 

 stimmungen zu verschiedenen Zeiten dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. 



2. Die kolorimetrische Doppelpipette von Hoppe - Seyler 

 (Fig. 2Ö5). 



Der Apparat besteht aus dem Fernrohr F, dem Kollimatorrohr C 

 und der eigentlichen Doppelpipette P; F und C sind zu einem geraden 



Rohr verschraubt, das auf einem gußeisernen 

 Dreifuß ruhend um eine horizontale und verti- 

 kale Achse drehbar ist. In C befindet sich in 

 geschwärzter Hülse ein auf vier Seiten geschliffe- 

 ner (llaswürfel 6r, der so angebracht ist, daß zwei 

 diagonal einander gegenüberliegende Kanten in 



der optischen Achse des Fernrohres liegen, und daß die dem Fernrohr 

 zugekehrte Kante zugleich in der Brennweite der Kollimatorlinse liegt. 

 Nach vorn ist der Apparat durch eine Glasplatte abgeschlossen, an die 

 sich die Mischpipette P anschließt. Diese besteht aus einer rechteckigen 

 Messingplatte von O'b cm Dicke, in der zwei durch eine ?>-b mm breite 

 Wand voneinander getrennte Kammern ausgeschnitten sind. Setzt man 

 dies Messingstück an die vorher genannte Glasplatte vor C an und preßt 

 durch eine Feder von außen eine zweite Glasplatte dagegen, so bildet man 

 zwei voneinander abgeschlossene Kammern. Jede dieser hat oben und 

 unten je einen Schlauchansatz, mit Schläuchen armiert, zur Füllung mit den 

 Farbstofflösungen. 



