730 Franz Müller: 



Das Licht, das zum Auge des Untersuchers am Okular des Fern- 

 rohres dringt, passiert beide Kammern, wird dann so gebrochen, daß die 

 dem Auge zugekehrte Kante des Glaswürfels G scheinbar allein die 

 Grenzlinie zwischen den zwei durch eine zarte vertikale Linie voneinander 

 getrennten Gesichtshälften bildet. Als Standardlösung benutzte Hoppe-Seyler 

 eine Lösung von Kohlenoxyd-Hämoglobin (Kristalle). Das zu untersuchende 

 Blut wird gleichfalls mit Kohlenoxyd gesättigt und kohlenoxydgesättigtes 

 Wasser so lange hinzugefügt und immer wieder aus der Kammer ab- 

 gelassen, bis die Blutlösuug genau die gleiche Farbe der Normallösung 

 erreicht hat. Die Menge des Wassers wird an der Bürette abgelesen. Ist p 

 das Gewicht der zu untersuchenden Blutprobe, c der Prozentgehalt der 

 Standardlösung CO-Hb, v das Volumen, auf welches die abgelesene Blut- 

 probe gebracht werden mußte, so ist der prozentische Farbstoffgehalt 



p 



Der Apparat ist im letzten Jahrzehnte nicht mehr viel angewendet 

 worden, aber die, welche mit ihm gearbeitet haben, loben die ungemeine 

 Schärfe, mit der auch geringe Farben differenzen sichtbar werden. 



Er ließe sich leicht so vereinfachen, daß die eine Kammer dauernd 

 mit einer Kohlenoxydhämoglobinlösung beschickt bleibt, deren Gasbindungs- 

 vermögen bekannt ist. 



3. Das Chromophotometer von PJesch. 



Das Chromophotometer i) ( siehe Fig. 256) besteht zunächst aus einer 

 auf der Grundplatte 1 angeordneten Kammer 2, die an der Vorderseite 

 eine Milchglasplatte 3 trägt, durch welche das Licht in den Baum 2 gelangt 

 und hier zwei hintereinander liegende Spiegel (Prismen) i, 5 beleuchtet. 

 Die reflektierende Fläche dieser Spiegel liegt in einem Winkel von un- 

 gefähr 450, so daß zwei Lichtbüschel reflektiert werden, die aus der Kammer 2 

 durch Öffnungen 6', 7, die durch eine gemeinsame Glasplatte 8 bedeckt 

 sind, herausstrahlen. Das von dem ersten Spiegel 4 erzeugte Lichtbüschel 

 gelangt auf ein Prisma 9, um hier rechtwinklig reflektiert zu werden. 

 Die reflektierten Lichtstrahlen gehen zunächst durch die mit der Farb- 

 lösung gefüllte Teströhre 10, so daß der Lichtstrahl die Färbung der Test- 

 flüssigkeit erhält. Der gefärbte Lichtstrahl fällt nun in den Lummer- 

 Brodhunschen Wüiiel. 



Bei dem Chromophotometer besteht der Lummer-Brodhimsche Würfel 

 aus zwei Prismen, deren Hypotenusenflächen aneinander gekittet sind. 

 Das eine Prisma hat in der Mitte auf der Hypotenusenfläche eine ki'eis- 

 runde, matte Fläche. Diejenigen Lichtstrahlen, die auf den mittleren 



*) Der Apparat (D. G. M. 301.324) wird hergestellt von der Firma Franz Schmidt 

 & Haensch, Optische Werkstatt, Berlin, Priuzessinnenstraße 16. — J. Plesch, Chromo- 

 photometer, ein neuer Apparat zur Bestimmung der Konzentration von Farblösungen. 

 Zeitschr. d. klin. Med. Bd. 63. Heft 5/6 (1907). 



