Die Blutkörpcrchen/üliliiiii,' imd Iläinoglobinbostimmung. l'A:\ 



felde hervorzurufen; ist sie kon/ciitricrtcr. so wird die Scliirhtdickc geringer 

 als 20 »IUI sein. 



Es besteht also ein iiiiizckchrtes Verhältnis zwiscluMi Konzentration 

 und Schichtdicke : 



c, : Ca = So : Sj 



wobei c, die bekannte Konzentration der Testlösung, 



Co die gesuchte Konz(Mitration der zu untersuchenden Lösung, 

 Si die bekannte Schichtdicke der Teströhre, 

 So die gefundene Schichtdicke im Tauchtrog bedeutet. 

 Die gesuchte Konzentration ist somit aus der Formel 



_c, Si 

 " ~ Sa 



leicht zu berechnen. Zur Hiinioglobinbestimmung brauchen wir eine 

 Testlösung von bekannter Hämoglobinkonzentration oder ein anderes Ver- 

 gleichsobjekt, welches der Farbe des Blutes in bestimmter Konzentration 

 entspricht. 



Die Vorteile des Kohlenoxydhämoglobins als Vergleichsflüssigkeit liegen 

 darin, daß erstens die Farbengleichheit mit dem zu untersuchenden Blute, 

 dessen Farbstoff durch Durchleiten von Leuchtgas ebenfalls in Kohlenoxyd- 

 hämoglobin umgewandelt wurde, die größte ist, zw^eitcns wird bei bekannter 

 Konzentration der Testlösung mit Hilfe der angegebenen Formel der richtige 

 Hämoglobinwert der zu bestimmenden Lösung direkt zu berechnen sein und 

 drittens ändert die Lösung ihre Farbe nicht. 



Die Testlösung wurde durch Eisenanalyse kaUbriert: 

 Das Blut wurde einem Kalbe entnommen und durch kräftiges Schütteln 

 mit Quecksilber defibriniert. Nach mehreren gut übereinstimmenden Be- 

 stimmungen des Eisens nach Neumann Avar im Mittel in 10 cm^ des unter- 

 suchten Blutes 26*17 /M9' Eisen enthalten. Zur Berechnung des Hämoglobins 

 nahm Plesch die Jaquet-Hüfncrsche Zahl von 0'336Vo Fe an. Somit ent- 

 hielt das Blut T'TH" Hämoglobin. Eine größere Menge dieses Blutes wurde 

 in besonderen (iefäßen aufbewahrt. Die Glaskolben waren oben und unten 

 mit eingeschliffenen, einfach durchbohrten Hähnen, die mit einem kapillaren 

 Schlauchansatz versehen sind, verschlossen. Das evakuierte Glasgefäß wurde 

 mit dem Blute halb gefüllt und dann reines Kohlenoxyd mehrmals einge- 

 saugt und kräftig geschüttelt. Die Verwendung von Leuchtgas als Kohlen- 

 oxyd([uelle ist bei der Testlösung nicht ohne weiteres zulässig, da wenigstens 

 das P)eriiner Leuchtgas zu allmählich eintretenden Farbänderungen Anlaß 

 gibt. Will man sich jetzt aus diesem Blut eine Lösung machen, so verbindet 

 man die obere Kapillarröhre mit einem Kohlenoxydgasometer, öffnet den 

 Hahn und läßt unten behebige Mengen des Blutes ausfließen. Soll dieses 

 Blut einer 250fach verdünnten 14''/oigen Hämoglobinlösung entsprechen, 

 muß es nach Pleschs Berechnung löO'BBmal verdünnt werden. Diese Lösung 

 ist bei dem Fabrikanten stets vorrätig, doch kann sie auch von jedermann 

 auf dem beschriebenen Wege verfertigt werden. Noch richtiger ist, eine 



