734 Franz Müller. 



Lösung von etwa 20 Volumprozent CO-Maximalbindung zugrunde zu legen^ 

 väe es Hnldanc und Plesch auch tun. 



Die Empfindlichkeit des menschlichen Auges ist Aiel größer für helle 

 als für dunkle Farbentöne. Es wurde darum die Verdünnung von 1 : 250 

 gewählt, weil bei 2 cm Schicht der Farbenton einer 14''/oigen Hämoglobin- 

 lösung am feinsten bestimmbar ist. 



Die Füllung der Teströhre geschieht in der Weise, daß man die 

 Röhre mit der kohlenoxydgesättigten Blutlösung bis zirka 2 mm vom Rande 

 füllt und. indem man einen CO-Strom über die Röhre strömen läßt, schnell 

 mit dem Deckgläschen schließt. Um einen luftdichten Abschluß zu sichern, 

 ist es gut, die Ränder der Röhre mit einer dünnen Schicht Fett zu be- 

 schmieren. Sobald wir die Röhre in horizontale Lage bringen, sammelt sich 

 das Kohlenoxvdgas in der oberen kuppelartigen Ausbuchtung und die Flüssig- 

 keit füllt das Lumen aus; so ist die Blutlösung auf zweckentsprechende 

 Weise unter Kohlenoxyd atmosphäre dicht abgeschlossen, ohne das Gesichts- 

 feld zu beeinträchtigen. Die Verschlußplatten der Röhre sind durch zwei 

 mit Ivlammern befestigte Metallrahmen gegen Verschiebung gesichert. 



Als Lichtquelle kann natürliches und künstUches Licht verwendet 

 werden, dabei ist nur zu beachten, daß nicht das total reflektierende Prisma 

 und der Würfel durch direkte Bestrahlung viel Nebenlicht erhält. Zum 

 Abblenden von Nebeulicht ist am Apparat ein Augensehirm angebracht. 



Die Ausführung einer Hämoglobinbestimmung. Durch das 

 Anbringen der Prismen 4 und 5 ist eine gleichmäßige Belichtung ge- 

 sichert. Treten somit Verschiedenheiten im Gesichtsfelde auf, so kann die 

 Ursache nur im Wege der Lichtstrahlen liegen, das heißt in den Scheiben, 

 Prismen oder in der Flüssigkeit. Einerseits um den Apparat ohne Farb- 

 flüssigkeit und mit Farbflüssigkeit prüfen zu können, andrerseits um 

 den Apparat für jede kolorimetrische Bestimmung brauchbar zu machen, 

 ist dem Chromophotometer ein offener planparalleler Trog beigegeben, 

 dessen planparallele Platten von derselben Scheibe geschnitten sind wie 

 die Platten am Tauchtrog und am Tauchzylinder, sowie die Scheiben der 

 Teströhre. Dadurch sind die Lichtabsorptionsverhältnisse auf beiden Wegen 

 des Strahlenganges dieselben. Ist der planparallele Trog und der Tauchtrog 

 leer, so muß das Gesichtsfeld gleichmäßig sein. Sind die Scheiben ver- 

 unreinigt, so ist natürbch die Lichtabsorption verändert. Ebenso treten 

 Fehler auf, wenn die zu untersuchende Flüssigkeit trübe ist und herum- 

 schwimmende Staubteilchen enthält. Es ist deshalb saubere Arbeit Be- 

 dingung, um genaue Resultate zu erhalten. Die Scheiben sind stets zu 

 reinigen und die Flüssigkeit ist zu filtrieren. Die Prismen und der Würfel 

 sind durch Metallgehäuse gut geschützt und wenn der Apparat zugedeckt 

 aufbewahrt wird, ist eine Reinigung dieser Teile kaum nötig. Die hcht- 

 brechenden Medien sollen nie mit ungeschützten Fingern angefaßt werden^ 

 sondern stets mit einem nicht staubenden Seiden-, Leinen- oder Leder- 

 lappen gereinigt werden. Es sind dies Vorsichtsmaßregeln und W^eisungen, 

 die bei jedem optischen Instrument zu befolgen, aber wegen der Empfind- 



