Die BlutUörpcrc-lienziihluiif,' iiiul Hilmoglobinbestimniniig. 735 



lichkeit des Chromoi)hotoineters \xoixon Lichtdifferonzon hier besonders zu 

 hetoneii sind. 



Es kann vorkunimcn, daij Scliattcn im Gesichtsfelde auftreten. Diese 

 rühren meist von Lufthhisen her, die sich an der unteren Platte des Tauch- 

 zylindeis befinden. l)ui-ch Hin- und Herhewegen, Andrücken an die Platte 

 des Tauclitrüges oder Hinausheben aus der FUissijikeit ist dieses I"^b('l 

 sehr rasch beseitigt. 



Zur Ausführung einer Hänioglobinbestimniung ist dem Chromophoto- 

 meter noch eine Kapillarpipette und ein Meiigefiiß beigegeben. Die Kapillai- 

 pipette besitzt zwei Marken, und zwar bei 0-1 und 0*2 cm^. 



Das MeUgefiU'i ist von zylindrischer Form und hat einen engen langen 

 Hals. An dem Hals sind zwei Marken bei 50 und ol cru^ angebracht, um 

 nicht eine neue Lösung bereiten zu müssen, im Fall nicht genau auf die 

 Marke 50 eingefüllt wurde. 



Der (iang einer Hämoglobinbestimmung ist folgender : Zunächst müssen 

 wir stets kontrollieren, ob nicht Verunreinigungen im optischen System 

 vorhanden sind und ob wir ein gleichmäßig beleuchtetes Gesichtsfeld haben. 

 Das prüfen wir am besten so, daß wir alle dazwischen geschalteten Gläser 

 (Tauchtrüge, Teströhre) entfernen. 



Das Blut wird dann unter Anwendung der übUchen Kautelen ent- 

 nommen. Der ausgetretene Blutstropfen wird mit der Kapillarpipette bis 

 zur Marke aufgesaugt und in den ^^lel'ikolben gebracht. Es ist angezeigt, 

 in den .Meßkolben schon vorher die Sodalösung von iVoo zu bringen, mit 

 welcher wir die Pipette ausspülen. Haben wir das Blut aus der Pipette aus- 

 gewaschen, wird der Meßkolben bis zur Marke 50 oder, wenn das nicht 

 geüugt, bis zur Marke 51 aufgefüllt. 



Die Lösung mul'j dann mit Kohlenoxyd in einem großen Kolben ge- 

 sättigt werden, (krimi^) empfiehlt folgende von Bunsen herrührende Me- 

 thode zur Herstellung von reinem Kohlenoxyd. 13 Gewichtsteile ameisen- 

 saures Natron werden mit 10 Gewichtsteilen konzentrierter Schwefelsäure 

 (132 und 98) gemischt. Diese Mischung gibt in der Kälte vollständig reines 

 Kohlenoxyd. 13 ^ ameisensaures Natron geben 4 / CO. Es ist einfacher 

 und hier "auch erlaubt, zur Sättigung Leuchtgas zu benutzen, nur ist es 

 angezeigt, das Gas zuvor durch eine Wasserflasche zu leiten, da es sonst das 

 Blut eventuell verunreinigt. Bei der Größe der Verdünnung von 1 : 250 ist 

 schon eine sehr geringe Menge CO genügend, um Sättigung herzusteilen. 

 Man braucht daher Leuchtgas nicht lange hindurch zu leiten. 



Bevor wir die gesättigte Lösung in den Tauchtrog bringen, ist es 

 nötig, daß wir uns überzeugt haben, ob dieselbe nicht trübe ist oder 

 Staubpartikel enthält. Es ist gut, die Flüssigkeit stets durch gehärtete 

 Filter zu filtrieren. Jedes einzelne Staubpartikelchen wird durch darauf- 

 fallendes Licht selbstleuchtend und gewinnt eine völlig unbestimmbare 



') //. r. T. Oerum, Über die Methoden der Hämoglobinbestimmung. Festschrift für 

 Olof Hammarsten. Upsala 1906. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 47 



