736 Franz Müller. 



optische Wirkung, welche den Strahlengang im Chroraophotometer stört. 

 Die Fehler, welche so entstehen, sind verhitltnismäßig groß. (Bei gleicher 

 Konzentration der Lösungen bis zu ein MilUmeter Differenz in der Dicke 

 der Schicht.) 



Von der Kohlenoxydhämoglobinlösung werden 20 — 25 cm^ in den 

 Tauch trog gefüllt. Ist er zu voll, so besteht die Gefahr, daß beim Senken 

 des Tauchzylinders die Flüssigkeit überläuft. 



Die Teströhre wird zwischen Prisma 5 und Würfel 11 gesetzt und 

 nun muß durch Drehen der Zahnradschraube der Tauchzylinder solange 

 gesenkt werden, bis Farbengleichheit des inneren Kreises mit dem um- 

 gebenden Ring eintritt. Haben wir vor dem Versuch oder im Laufe des- 

 selben den Tauchzylinder soweit gesenkt, bis sich der Tauchtrog und Tauch- 

 zylinder berühren und den Stand des Nonius als Nullpunkt für den je- 

 weiligen Versuch notiert, so ist diese Zahl von der abgelesenen Höhe bei 

 Farbengleichheit zu subtrahieren, um die wahre Schichtdicke zu bekommen. 

 Lesen wir z. B. 32'6 mm bei Farbengleichheit ab , und der Nonius zeigte 

 bei völhger Berührung der Platten' des Tauchtroges und Tauchzylinders 

 0'3 mm, so ist die Schichtdicke , bei welcher wir Farbengleichheit mit 

 der Farbe der Teströhre erzielen, ;>2*6 — 0"3 = 32"3 mm. 



Der Chromophotometer ist so empfindlich, daß zwischen verschie- 

 denen Ablesungen kaum mehr als 0"2 mm Abweichungen vorkommen. Das 

 durch Mikroskop, Polarisationsapparate etc. optisch geschulte Auge braucht 

 keine besondere Übung, um ganz genau auf Farbengleichheit einstellen 

 zu können. 



Genauigkeit des Apparates. Wie ich mich selbst überzeugt habe, 

 ist der Apparat außerordentlich angenehm in der Handhabung und ermüdet 

 das Auge nicht stark. Es empfiehlt sich, wie erwähnt, die Lichtquelle gut zu 

 verdecken und seitlich einfallende Strahlen vollkommen abzublenden. Die 

 Einstellung ist auf O'l vnm genau, wenn auch bisweilen Abweichungen bis zu 

 0"3 mm- nicht zu vermeiden sind. Diese Abv>'eichungen bedeuten naturgemäß 

 für verdünnte Lösungen einen geringeren Fehler als für konzentriertere. 



4. Das Spektrophotometer von Hüfner. 



Die Spektrophotometrie gibt, wie bekannt, ein physikalisch richtiges 

 Maß der Absorptionsverteilung. Sie ist von Vierordt, dann von Hüfner zum 

 Zwecke der Blutfarbstoffbestimmung ausgebildet worden. 



Vierordts Methode besteht darin, die Helligkeit einer behebigen 

 Spektralregion durch Spaltverengerung so weit abzuschwächen, bis sie genau 

 gleich der Helligkeit derselben Region eines durch die nämliche Lichtquelle 

 erzeugten Absorptionsspektrums ist. 



Die durch i^bsorption bewirkte Schwächung der Intensität des durch- 

 gelassenen Lichtes, in Bruchteilen der Intensität des auffallenden Lichtes aus- 

 gedrückt, ist bei gleicher Dicke und Konzentration der absorbierenden Schicht 



