l>io Blutkörpcrchenzähluiiuf iiiitl Ilämojjrlobinbestimmung. 



739 



Es bedeutet hierbei o die Öffnung des Okularschiebers (= 11 Wellen- 

 liiugenausschnitt ans d(>ni Spektrum) , /.• den Stand des Rauch(|uarzkeiles. 

 .»? den Stand der Kroisscktorskala, mit dem das Fernrohr um das Dis- 

 I)ersions])risma gedreht wird und bestimmte Teile des Spektrums ins Ge- 

 sichtsfeld gerückt werden. 



\ or Aufstellung des Apparates in einem Dunkelzimmer auf einem 

 Tisch, an dem man he(|uem mit dem Ellbogen aufgestützt in Ruhe ablesen 

 kann (Skizze der Aufstellung Fig. 257), sind die den Fmunhqf ersehen 

 Linien D, E, h, F entsprechenden Nummern dieser Skala bestimmt worden. 

 Man trügt in einem Ordiiiatensystem als Abszissen die Sektorskalenteile, als 

 Ordinaten die Wellenlängen auf, bezeichnet die den Linien entsprechenden 



Prn/Dj^ // //ujriers /Speclra/' P/io/fimeter. 



Fig. 257. 



Punkte und interpoliert geradlinig zwischen I) und E. Dann teilt man auf 

 <lieser die Wellenlängen 



\ = o65 — 554 ab als Bezirk zur Bestimmung von cp 

 A, = 5425 — 5ol-5 ., ,. ,, ,, ,, ., o, 



Man zieht Ordinaten durch die obigen Wellenläugenpunkte und findet 

 so auf der Abszissenachse die Sektorskalenteile, zwischen denen nach Hüfner 

 untersucht werden soll. Für unseren Apparat sind die Mitten dieser Bezirke 

 gerade eingestellt, wenn die Skala auf 16*6 für cp, auf 18*9 für 9, steht 

 (X = 565 — 554 und 5425 — öBlö {xa). Im Blutspektrum sind es Regionen 

 in der Gegend des Absorptionsminimums zwischen den zwei sichtbaren 

 Streifen und des Absorptionsmaxiraums im ß-Streifen.j 



Neuerdings soll der Bezirk statt 11 nur noch 85 Wellenlängen be- 

 tragen. Der Okularspalt muß dann enger sein. 



