740 Franz Müller. 



In diesen zwei Bezirken werden je 10 Ablesungen der Drehungswinkel 

 gemacht, nachdem man sicher ist, daß der Apparat genau horizontal steht 

 (Wasserwage!). Es wird neuerdings empfohlen i), eine Milchglasscheibe 

 zwischen Lampe und Kästchen zu schalten, um sonst unvermeidbare Un- 

 gleichheiten der Beleuchtung im oberen und unteren Teil des Gesichtsfeldes 

 zu umgehen. Der Eintrittsspalt (nahe dem Absorptionskästchen) soll V40 ^w* 

 genau betragen. Schon kleine Änderungen verändern bei weißem Licht in- 

 folge größerer Unreinheit des Spektrums die AVerte von 9 und 9, sehr be- 

 deutend. Den Rauchquarzkeil soll man, wie gesagt, ganz fortlassen. 

 Berechnung : 



cp = 66-30 I o, = 75-15 



logcos<pi)= 0-60417—1 logcos <p, = 0-4087H— 1 



logcos2 9= 0-20834—1 . logcos2(p, = 0-81746—2 



£0 = -logcos2 o = 0-79166 | £6 = — log cos'- 9, = 1-18254 



A ^ i:18254 ^ 

 £ 0-79166 ' ■ 



Die Konzentration c der Lösung = Aq . Sg = A« . £o- 

 Ao und A' sind Konstanten, die unter Annahme (!) konstanter Trocken- 

 substanz oder von 0-84Vo Fe auf 100 kristallisierten Farbstoff für genuinen 

 Blutfarbstoff durch Aichung mit Hämoglobinkristallen zu ermitteln sind. 



c 

 Da A = ^ und £ von dem Lichtverlust im Apparat abhängt, sind die Werte 



von A für jedes Spektrophotometer etwas verschieden. 



Hüfner hatte bei Rinderhämoglobinkristallen und Trockensubstanz- 

 bestimmung gefunden: A; = 0-001312 im Mittel von 8 Analysen mit 6"/.. 

 maximaler Differenz vom Mittelwerte. 



Die Konstanten A sind also nur unter Annahme eines konstanten 

 und analogen Verhältnisses zwischen Färbekraft, Eisen und Trockensubstanz 

 im Farbstoff des zirkulierenden Blutes wie der Hämoglobinkristalle zu 

 benutzen. Glaubt man an diese Konstanz nicht, so ist die Aichung des 

 Spektrophotometers, d. h. die Ermittlung von A und damit die Benutzung 

 zur absoluten Hämoglobinbestimmung unmöglich (siehe S. 728). 



Das Blut muß zur Untersuchung im Verhältnis von etwa 1 : 150 mit 

 O-P/oiger Sodalösuug verdünnt werden. Es ist besonders darauf zu achten, 

 daß sowohl die Lösung, wie die das Absorptionskästchen abschließenden 

 Glasflächen tadellos staubfrei sind. Schon leichte Tmbungen bedingen, ge- 

 rade bei dieser Methode, sehr erhebliche Fehler. Ferner muß darauf geachtet 

 werden, daß der Apparat in einem Dunkelzimmer vollkommen horizontal 

 und vor Erschütterungen geschützt aufgestellt wird, daß die Auerlampe 

 in genau gleicher Höhe steht wie das den Kollimatorschieber und den Alhrecht- 

 schen,, Glaskörper" tragende Rohr, daß das Dispersionsprisma so feststeht, daß 

 es sich nie verschieben kann und endhch, daß der das Absoi-ptionskästchen mit 



') Dr. C. Bremikers Logarithmentafeln. Weidmannsche Buchhandlung. Berlin (1899). 

 Tafeln der Logarithmen der trigonometrischen Funktionen für jedes Hundertstel des 

 Grades des Quadranten. 



