l»io Hlntkörperchcnzühluni: iiinl llanioiL'Iobinbestimmuug. 741 



der Blutldsun^ trag:en(lo Messini2:raliinen scharf anschlieliend vor dem Ende 

 des Kollimatorrohres und irenau vertikal aufi^estellt wird. Wenn die obere 

 (irenzfliichc des Schultz>vhv\\ Körpers, die obere Fliiclie des iiulleren Nikols. 

 die brechende Kante des Dispersionsprismas nicht j^enau in der ^deidien 

 Ebene iieiren . so sind die beiden als rötlich j^etärbte vertikale Streifen 

 wirkenden Hälften des (Jesichtsfeldes nicht durch eine fast unsichtbare 

 Trennunsjslinie i^etrennt. sondern es zeiiien sich mehrere derartii^e Linien 

 oder oberhalb oder unterhall) derselben unp-leichmüDlf,' i,'ef;irbte Stellen. In 

 diesem Falle ist eine ^renaue Ablesung unmödich. 



Der Sjjektrophotometer erfordert ein erhebliches Mali von Exaktheit 

 und Vorsicht beim Arbeiten und auljerdem irroüe liuhe des Deobachters. 

 Es ermüdet die Auszeu stark. Hüfncr selbst hat oft genuf; betont, dali man 

 nur dann, wenn man sich vollkommen ruhii:: und nicht nervös fühlt, richtig 

 ablesen kann. Es ist also ein empfindliches Instrument. So sagt der letzte 

 Autor, der damit gearbeitet hat'): -Die primitive Beleuchtungsvorrichtung, 

 die unpassende Form des Absorptionsgefiibes sowie die erheblichen Schwierig- 

 keiten bei der raschen und sicheren Einstellung auf gleiche Helligkeit der 

 beiden Gesichtsfelder haben uns dazu geführt, Abstand von dem Gebrauch 

 des /////"«ersehen Spektropliotometers zu nehmen und weitere Versuche nur 

 noch mit dem Apparat von König, Martens und Grünhaum anzustellen." 



Danach dürfte schwerlich jemand noch den Mut haben, das Hüfner- 

 sche Instrument bloß für Blutfarbstoffbestimmnngen zu benutzen. 



Für relative Hämoglobinwerte ist es zweifellos recht genau, doch meines 

 Erachtens nicht genauer als der AßescÄersche Hämometer, das Keilhämo- 

 meter u. a. Für Bestimmungen der absoluten Hämoglobinwerte gilt, wie ge- 

 sagt, dasselbe, was beim MieschersahQYi Apparat auf S. 728 gesagt worden ist. 



Die sogenannte objektive Hämoglobinometrie. 



Plesch -) hatte den ingeniösen Gedanken, die Eigenschaft des Selens, 

 seine elektrische Leitfähigkeit bei verschiedener Belichtung zu ändeiTi, für 

 eine Bestimmung der Absorptionskraft von Blutfarbstofflösungen heraus- 

 zuziehen. Zur Messung dient ein Spiegelgalvanometer mit Ferurohrablesung. 

 Zur Untersuchung bringt man. nachdem das Galvanometer bei voller Be- 

 lichtung der Selenzelle auf den Mittelpunkt einer Skala eingestellt ist. eine 

 Standardlösung (entweder Hämoglobin oder Kohlenoxyd-Hb) vor die Selen- 

 zelle und liest den Ausschlag des Galvanometers ab. Darauf verfährt man 

 in gleicher Weise mit der zu untersuchenden Lösung. Es verhalten sich 

 dann die Ausschläge direkt pro])ortional der Konzentration resp. der Absorp- 

 tionskraft. Plesch hat bisher nur die Idee dieser Messung gegeben, sie 

 aber noch nicht zu einer allgemeinen brauchbaren Methode ausgearbeitet. 

 Es fragt sich daher noch, inwieweit sie praktisch verwendbar ist. 



') E. E. Butterjield, Über Lichtcxtiiiktion des Blutfarbstoffs. Zeitscbr. f. physiol. 

 Chemie. Bd. 62. S. 173 (1909J. 



-) J. Plesrh, Objektive Hämoglobinometrie. Biochem. Zeitsclir. Bd. 1. 8.32(1906). 



