744 Franz Müller. 



länger die Durchfliißzeit. Man kann daher, wenn man die Viskosität einer 

 Flüssigkeit bestimmen will, bei gleichbleibendem Druck und bestimmter 

 Kapillare entweder eine konstante Fl üssigkeits menge durch die Ka- 

 pillare hindurchpressen oder saugen und die Zeit bestimmen, oder man 

 bestimmt die während einer konstanten Zeit durchgeflossenen Flüssigkeits- 

 m engen. Das erste ist in dem nach Ostiraldschem Prinzip angeordneten 

 Apparat von Hirsch und Beck i) so wie in dem vereinfachten von D et er- 

 mann^) durchgeführt, das zweite bei den Messungen in den Apparaten 

 von Heß ^) und dem danach modifizierten von Münzer-Bloch. *) 



Man bestimmt bekanntlich immer nur den relativen, nicht den ab- 

 soluten inneren Ileibungskoeffizienten, d. h. den Wert der inneren Reibung 

 des Blutes, bezogen auf Wasser als Einheit. 



Es sollen im folgenden nur die leichter anwendbaren Methoden be- 

 sprochen werden, während die kompliziertere ältere von Hürthle""), der das 

 Blut direkt aus der Arterie des Tieres durch eine geaichte Kapillare fließen 

 ließ, hier wegbleiben kann. 



2. Der Apparat von Hirsch und Beck.'') 



Durch ein I)oppelgebläse wird der Druck erzeugt, um das Blut durch 

 die Kapillare zu pressen. Der Luftstrom aus dem Gebläse passiert ein 

 Chlorcalciumrohr, dann eine mit Filz umgebene Druckflasche von etwa 2 / 

 Inhalt, weiter eine T-Teilung; ihr einer Schenkel führt zu einem mit Benzol 

 gefüllten Manometer, ihr anderer vermittelst längeren (lummischlauches zu 

 dem eigentlichen Yiskosimeter. Dieses wird für die Untersuchung in einen 

 Ostwnldschen Wasserthermostaten von oS» versenkt. Der Yiskosimeter 

 ist mit besonderer Berücksichtigung der für das leicht gerinnende Blut er- 

 forderlichen schnellen Füllung und Reinigung etwas anders konstruiert als 

 die OstM-aldüchen ^'iskosimeterröhren. Die Kapillare von 0"2r) — 0o5 nun 

 Durchmesser und etwa 10 cm Länge mündet oben in eine Erweiterung, 

 deren Inhalt etwa Va c*>i^ beträgt und die sich weiter nach oben Avieder 

 verengt. An der oberen Mündung ist ein Ansatzstück für den von der 

 Druckflasche kommenden Gumraischlauch, unten geht die Kapillare über in 



*) C. Hirsch und C. Beck, Eine Methode zur Bestimmung des inneren Reilmugs- 

 widerstandes des lebenden Blutes beim Menschen. Münehener med. Wocheuschr. Bd. 47. 

 S. 1685 (1900). 



^) Deterniann, Ein einfaches, stets gebrauchsfertiges Blutviskosimeter. Müucliener 

 med. Wochenschr. Bd. 54. S. 1130 (1907). 



^) W. Heß, Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. Münchener med. Wochenschr. 

 Bd. 54. S. 1590 u. 2225 (1907). 



*) E. Münzer und F. Bloch, Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. Med. Klinik. 

 Nr. 9—11 (1909). 



•') K. Hürthle, Über eine Methode zur Bestimmung der Viskosität des lebenden 

 Blutes. Pflügers krch. Bd. 82. S. 415 (1900). 



'') Der Apparat wird von F.Köhler, Leipzig. Institut für angewandte Chemie, 

 komplett geliefert. 



