Die Bestimmimjr des spezifischen <ü>\\ichtes. des Trockonrückstaiides etc. 745 



ein U-tonniüres erweitertes Rohr, das sich kii^elfürniig noch iin'lir erweitert, 

 und das ein vorinittdst Scldiffes .•inf^^epalitcs huif^'os. etwa .'» )in)) weites Ver- 

 schiulirohr triiirt. Derjian/.e \isk(»simeter sitzt senkrecht in einem Halter mit 

 Stativ. Der Versuch wird so ausgeführt, daü man in der Druckflasclie einen 

 Druck von 80 cm Wasser = Ah'2 an Henzol herstellt und das lul'tdiclit 

 schlieljende System durch einen (^uetschhahn abschließt. Darauf bringt man 

 einige Tropfen Blut in die kugelige Erweiterung des \'iskosimeters, saugt 

 das Blut durch die Kapillare hindurch in die obere ^Erweiterung, setzt das 

 N'erschlulirohr auf, verbindet den Viskosimeter mit der Druckflasche, stellt 

 das Stativ in den Thermostaten und liilit nun durch den Druck von 40 cw 

 Wasser das Blut durch die Kapillare hindurchpressen. Sie besitzt oben und 

 unt«n eine Marke; die Zeit, welche das Blut braucht, um die Marke zu 

 passieren, wird mittelst Stoppuhr registriert. Diese Messung kann mehr- 

 mals wiederholt werden, bis die ersten Gerinnsel Störungen verursachen. 

 Hat man auf die Stelle, von der das Blut entnommen wurde, einige Körnchen 

 Hirudin gebracht und so die (xerinnung verhindert, so läßt sich die Mes- 

 sung mit dem Hirudinbkit bohebig oft wiederholen. Die \'iskosimeter werden 

 am besten mit frisch destilliertem Anilin, nicht mit Wasser geaicht, da 

 Anilin ein dem Blut sehr ähnliches spezifisches Gewicht besitzt. 



3. Der Apparat von Determann. 



Zweifellos sehr viel einfacher, wenn auch wolil weniger genau, ist die 

 Determatmsche Anordnung. In ihr ist auf die Verwendung eines Thermo- 

 staten und eines bestimmton Druckes verzichtet. Das Blut fließt durch die 

 eigene Schwere durch eine Kapillare, die sich in senkrechter Stellung in 

 einem Wassermantel von konstanter Zimmertemperatur befindet. Dieser 

 aus Glas gefertigte Mantel läßt sich in 2 Gabeln eines Gestelles um 180" 

 drehen, so daß das untere Ende dann zu oberst kommt. 



Das aus dem Ohrläppchen gewonnene, mit etwas Hirudin am Ort 

 der Entnahme sofort vermischte Blut wird bis zu einer Marke am Ende 

 der Erweiterung über der Kapillare angesaugt und die Durchflußzeit in 

 senkrechter Stellung gemessen, darauf gedreht und der Versuch von der 

 anderen Seite wiederholt. Es wird nur 0"1 mm Blut gebraucht und die 

 Kapillare soll sich auch leicht reinigen lassen.') 



4. Der Apparat von Heß. 2) 



Auf einer Milchglasplatte sind zwei graduierte Glasröhrchen befestigt, 

 die auf der einen Seite durch ein Verbindungsrohr mit Ansatzstutzen mit 

 einem (Jummiballon in Verbindung stehen, während sie auf der anderen Seite 

 in 2 Kapillaren auslaufen. Diese erweitern sich am Ende zu Glasröhren vom 



*) Der Apparat von Determann bei B. B. Cassel, Frankfurt a. M., erhältlich. 

 '-') Der Apparat von Heß erhältlich bei J. G. Kram er, Glasbläserei, Zürich, I. 



IpasKp 7 



Spiegelgasse 7. 



