746 Franz Müller. 



Kaliber der genannten graduierten Röhren. Das eine dieser Endröhrchen sitzt 

 nur locker an der Kapillare und kann durch ein anderes gleiches leicht 

 ersetzt werden. Es dient zur Aufnahme des Blutes. Vor dem Gummiballon 

 ist ein Glasrohr mit kleiner, seitlicher Öffnung eingeschaltet. 



In der einen der Kapillaren nebst ihren Erweiterungen befindet sich 

 soviel destilliertes Wasser, daß gerade der graduierte Teil bis an die Marke 

 heran gefüllt ist. Das Blutröhrchen wird durch Kapillarstück mit dem 

 Blutstropfen gefüllt, mit der zweiten Kapillare in Verbindung gebracht 

 und das Blut durch Ansaugen vom Ballon her durch diese Kapillare bis 

 an die 0-Marke der anschließenden Erweiterung angesaugt. Inzwischen ist 

 die andere Kapillare durch einen zwischengeschalteten Hahn verschlossen. 

 Der Hahn wird jetzt geöffnet und nunmehr durch die eine Kapillare 

 Wasser, durch die andere das Blut vom Ballon her angesaugt. Sobald eine 

 bestimmte Marke von dem Blut erreicht ist, wird die Seitenöffnung vor 

 dem Ballon, die bisher durch einen Finger verschlossen war, freigegeben 

 und der Stand des Blutes und des Wassers markiert. Darauf treibt man 

 beides auf die 0-Stellung zurück und wiederholt die Messung, eventuell 

 unter Ersatz des Blutröhrchens durch ein gleiches, das mit frisch ent- 

 nommenem Blut wieder gefüllt war. Da Steigen der Temperatur um 1" 

 den Wert nur um 0*8 ''/o verringert und bei der gewöhnlichen Temperatur 

 vorgenommene Versuche höchstens einen Fehler von 4"/o durch Schwanken 

 der Temperatur erleiden, wurde diese nur bei extremen Abweichungen 

 berücksichtigt. Bei 1)1° waren die Blutwerte durchschnittlich 16Vo niedriger 

 als bei 17°. 



5. Der Apparat von Münzer-Bloch.^) 



Die genannten Autoren vermißten bei dem Beßschen Viskosimeter 

 eine Gewähr dafür, daß die beiden Kapillaren genau die gleiche Temperatur 

 besitzen. Außerdem schienen die Kapillaren noch zu weit und bei dickem Blut 

 zu kurz, um genügend lange beobachten zu können. Endlich ist der Apparat 

 ihrer Ansicht nach schlecht zu reinigen ; sie A^eränderten ihn in folgender 

 Weise : 



Die 2 Kapillaren sind 9 cm lang und nur Viooo<^»^' ^^'^it. Sie erweitern 

 sich nach beiden Seiten, und zwar ist die eine Seite bei dem einen Rohr 

 länger als bei dem anderen. Die andere Seite ist bei der für das Wasser 

 dienenden Kapillare etwa 1mm, bei der mit Blut zu füllenden etwa ^/.2mm 

 weit. Die beiden Ansatzstücke sind in gleicher Weise graduiert. 



Die Röhren sind im ganzen etwa 25 cm lang und liegen genau hori- 

 zontal in einem Glasmantel, der mit Wasser gefüllt wird und in dem sich 

 ein Thermometer befindet. 



Die graduierten Röhren laufen außerhalb des Wassermantels in mit 

 Hähnen versehene Röhren aus. Diese vereinigen sich zu einem T-Rohr, 



^) Erhältlich bei Universitäts-Glasbläscr Grünwald, Prag, chemisches Institut der 

 deutschen Universität. 



