756 



Franz Müller. 



Um die Genauigkeit zu erhöhen, hat Kottmann zur Bestimmung 

 des Blutkörperchenvohunens den Hämatokrit so verändert, daß er eine 

 genauere Ablesung des Blutkörperchenvolumens gestatten soll, als bei den 

 bisher verwendeten Instrumenten möglieh war: Die Zentrifugenröhrchen 

 werden in Abstände von 0"5 mm geteilt, was 0-2"/o des Gesamtinhaltes 

 des Röhrchens anzeigt. Die Ablesung wird dadurch fünfmal genauer als 

 bisher und es sollen Blutkörperchenvolumina direkt bis auf 0-2Voi schätzungs- 

 weise bis auf 0-lVo5 mit der Lupe bis auf O'OöVo genau abgelesen werden 

 können. Das Blut wird dabei durch Zusatz von einer geringen Menge 

 Hirudin ungerinnbar erhalten. 



In der folgenden Tabelle B sind sieben Bestimmungen der Tabelle Ä 

 einer Fehlerberechnung zugrunde gelegt. Sie wurde in der Art ausgeführt, 

 daß angenommen wurde, die Mittelwerte der Hämoglobinbestimmungen 

 (je 10 Ablesungen) zweier nach der Infusion im Abstand von HO" ent- 

 nommener Proben differierten um 0*1 — 2-0'' der Ablesungsskala des In- 

 strumentes (siehe Stab H). Solche Differenzen wurden in der Tat gefunden. 

 Daraus folgt eine Differenz der relativen Hämoglobinwerte in den 2 Proben 

 von 0-12 — 3Vo Blutfarbstoff (Stab 4). Die aus beiden Proben berechnete 

 Gesamtblutmenge differiert um 13 — 814 cw^ (Stab 5) oder in Prozenten 

 des Mittelwertes um 0-9— 31 «/o (Stab 6). 



Tabelle B. 



Differenz der Mittelwerte von 



10 Ablesungen bei Proben mit 30" 



Intervall nach der Infusion 



Differenz der Blutmenge in 



Laufende Nr. 

 der Tabelle A 



Infundierte 

 Menge in " „ des 

 Körpergewichts 



in Graden der 

 Teilung des 

 Hämoglobino- 



meters 



in der 

 Hb-Prozentzahl 



des Mittel- 

 wertes 



2 

 2 



3 

 3 

 5 



14 

 14 



1-9 

 1-9 

 1-7 

 1-7 

 1-7 

 21 

 21 



2-0 

 0-9 

 0-2 

 Ol 

 1-9 

 0-2 

 0-4 



3 



14 



0-24 



012 



23 



0-3 



0-6 



-1- 262 

 — 142 

 + 23 

 + 13 



+ 814 



55 

 175 



21 



11 

 1-6 

 0-9 



31 

 6-8 



19 



Daraus folgt, daß die Blutkörperchenzählung überhaupt nur bei Zählung 

 sehr großer Mengen von Zellen, das Sahlische Hämometer gar nicht, die 

 anderen Hämoglobinometer nur bei großer Übung gebraucht werden dürfen. 

 Fehler von 0-5o/o des Hb-Prozentgehalts (Tabelle B, Stab 4) lassen sich 

 trotzdem nicht immer vermeiden und bedingen beim Tier einen Fehler in 

 der Blutmenge von 10 — 20''/o des Wertes trotz Infusion von etwa 2% des 

 Körpergewichtes. 



