1032 L. Langstein. 



Oxalsäure und Phenolphtalein als Indikator. Die Barytlauge wird durch Lösen von je 

 20g käuflichem Baryumhydroxyd und 09/7 Baryumchlorid pro Liter hergestellt.') Dann 

 läßt man sie 3 Tage stehen und hebert die Flüssigkeit in eine kohlensäurefreie, trockene 

 Flasche hinein. Am besten stellt man sich 10 l auf einmal her. 



Für 24stündige Versuche reichten 180 cm^ Barytlauge (zweimal 90 für jeden Teil- 

 strom) vollkommen aus. Meistens war in der zweiten (Kontroll -)Röhre nur ganz wenig 

 Kohlensäure absorbiert. Die Pettenkoferröhren wurden gleich nach Beendigung des Ver- 

 suches in hohe, gerade, etwas über 90 f/«^ fassende Zylinder entleert, die letzteren gut 

 zugestöpselt. Nach kurzer Zeit^) setzte sich das ausgefallene Baryumkarbonat zu Boden. 



Es ist wünschenswert, daß man von dem Inhalt der Pettenkoferröhren einen 

 möglichst großen Teil titriert, da dann die Fehler sich weniger durch die Rechnung 

 vergrößern. 



Es wurden 10 cm^ herauspipettiert, titriert, die Anzahl der gebrauchten Kubik- 

 zentimeter auf 90 cm^ umgerechnet und von dem bei jedem Versuch aufs neue festge- 

 stellten Titer abgezogen. Diese Zahl, mit 00022 multipliziert — — = =: 22 , ergibt die 



Menge der Kohlensäure. 



Die Titration nimmt man zweckmäßig im selben Raum vor. Wasser wurde durch 

 Auffangen in mit Bimsstein und konz. Hg SO4 gefüllten Kölbchen und Wägen bestimmt. 

 Es ist nötig, die Kölbchen sofort zu wägen und darauf zu achten, daß die durch 

 Schliffe befestigten Ein- und Ausleitungsröhrchen sich nicht lockern. 



Die Geschwindigkeit der Ventilation läßt sich variieren. V/ir benutzten an unserem 

 Motor für das Pumpwerk der Teilströme stets die größte Geschwindigkeit. Die Über- 

 setzung für die große Gasuhr war am Motor ebenfalls die größte. In zahlreichen Ver- 

 suchen wurde die Gesamtventilation durch Auswechseln der Zahnräder an der großen 

 Gasuhr verändert. 



Die stündliche Ventilation des Kastens war dann 



bei kleinster Übersetzung etwa 6 m* pro Stunde 

 „ mittlerer „ „ 12 ,, „ „ 



,, größter ,, „ 24 „ „ „ 



Auch bei größter Ventilation war keine eigentliche Zugluft zu bemerken. Aller- 

 dings zeigte ein zeitweiliges Flackern der Kerze eine verstärkte Luftströmung an, die 

 Verbrennung des Kerzenmaterials zu COg wurde aber dadurch nicht merklich beein- 

 trächtigt (bei mittlerer und kleinster Geschwindigkeit flackerte die Kerze nicht). Jeden- 

 falls war das Flackern nicht stärker, als dies gewöhnlich im Zimmer zu beobachten ist. 

 Die Ventilation von 24 ctn^ pro Stunde dürfte somit auf den Säugling nicht störend 

 wirken. 



Die Kerzenversuche zeigten, daß bei allen drei Ventilationsstärkeu sowohl 24stün- 

 dige Versuche, mit 5 Pausen von je 10 Minuten, als auch kürzere von 4 — 6 Stunden, 

 eine genügende Bestimmung der COg ermöglichen. 



Wir betrachten Resultate mit Fehlern unter 2'' „ auf COg, nicht auf C berechnet, 

 (meistens ein Defizit) als genügend. 



Die Bestimmung der Wasserproduktion durch Haut und Lunge ist mit größeren 

 Schwierigkeiten verbunden. Fehler können entstehen durch Kondensation von Wasser 

 an den Wänden des abgekühlten Kastens, wahrscheinlich besonders am Boden desselben. 

 Deshalb ist eine möglichst genaue Regulierung der Zimmertemperatur wichtig. 



Das vom Säugling an die Wäsche abgegebene Wasser wird bestimmt durch Wägen 

 auf einer auf Zehntelgramme genauen Wage. Die Wäsche ist vor dem Versuch, am 

 besten in einem warmen Luftstrom, zu trocknen. Die großen Kissen, auf die man den 



') Zentralbl. f. innere Med. Bd. 1. S. 353 (1897); Traedwell, Lehrb. d. analyt. 

 Chemie. Bd. 2. S. 433 (1907). 



-) Die mit Barythydrat und Baryumkarbonat gefüllten Zylinder kann man übri- 

 gens ohne Gefahr eines Fehlers einige Stunden stehen lassen. 



