(Jesamtstoffwechsel: Cntersuchiingcii an Sceticren. 1077 



1)101)0 liieiit. durch Ansaugen mit dem Munde von h aus mit dem zu unter- 

 suchenden Wasser iiefüllt. worauf man eine ^enau ah^emessene oder ab- 

 gewogene Menge des Wassers (250 (w^) einströmen laßt. Der Kolben wird 

 während des Auspumpens im Wasserbad auf 50 — 60° erwärmt. Das aus- 

 gepumpte Gasgemiseh wird in eine in 0"05 an geteilte Bürette überführt 

 und in einem Haidaneapparat (cf. unten) analysiert. 



Mit der Entwicklung der hydrographischen Meeresforschung hat sich 

 das Bedürfnis geltend gemacht, eine einfache Methode der gleichzeitigen 

 Bestimmung von O, CO. und N im Meerwasser auszuarbeiten. Eine ganze 

 Anzahl von Apparaten sind dafür in Vorschlag gebracht worden. 



Die Methoden beruhen alle darauf , die Wasserprobe unter vermin- 

 dertem Druck auszukochen und das aufgesammelte Gas in zum Teil spe- 

 ziell dafür vorgeschlagenen Apparaten zu analysieren. Dabei hat sich 

 gezeigt, daß es unmöglich ist, selbst beim Kochen unter vermindertem 

 Druck und Gegenwart von Schwefelsäure, alle Kohlensäure quantitativ 

 auszutreiben. Erst wenn die Kohlensäure gleichzeitig durch ein indiffe- 

 rentes Gas ausgespült wird, gelangt man zu absolut exakten Resul- 

 taten. Wie Fcttersson ' j zeigte , kann dies leicht durch Einbringen eines 

 Stückchen Eisen- oder Aluminiumdrahtes in das Siedegefäß erreicht werden, 

 wobei sich eine kleine Menge Wasserstoff entwickelt. — Durch dieses Ver- 

 fahren wird leider die gleichzeitige Mitbestimmung des Stickstoffes hin- 

 fällig, die allerdings bei Stoffwechselversuchen im allgemeinen nicht in 

 Frage kommt. Sollte dies der Fall sein, so muß die Kohlensäure nach 

 einer der oben angegebenen Methoden für sich bestimmt werden. 



Fox hat einen Apparat zur gleichzeitigen Bestimmung aller Gase im Seewasser 

 konstruiert, der auch für Kohlensäure absolut exakte NN'erte gibt. Zur völligen 

 Austreibung der Kohlensäure leitet Fox gegen Ende des Versuches aus einem an 

 den Apparat augesetzten A7y^/jschen Apparat etwas Wasserstoff durch die Wasser- 

 probe. Letzterer geht in die Meßbiirette über und wird bei der Analyse der ausgekochten 

 Gase wieder mit einem genau gemessenen und zugesetzten Quantum Sauerstoff verknallt 

 und auf diese Weise entfernt. Der Apparat ist beschrieben in: Publication de circonstance, 

 Nr. 21, Kopenhagen 1905. Urteile über den Apparat finden sich bisher nicht in der 

 Literatur. Der Apparat scheint uns persönlich so kompliziert, daß wir darin keinen Vor- 

 zug vor der völlig exakte Resultate gebenden Quecksilberpumpe sehen können. 



Für Stoffwechselversuchc dürfte es, wenn größere [Tiere und dem- 

 nach große Kohlensäuredifferenzen in Betracht kommen, das Zweckmäßigste 

 sein, auf die größte Genauigkeit der Kohlensäurebestimmung zu verzichten, 

 d. h. ohne Wasserstoffentwicklung auszukochen und eventuell, wie dies 

 aus Ruppins-) Angaben hervorgeht, 1% für die gefundene Kohlensäure 

 hinzu zu addieren. 



Der Apparat, der von uns unter diesen \'erhältnissen zur gleich- 

 zeitigen Bestimmung der drei im Seewasser gelösten Gase benutzt wird, 



') 0. Pettersson , Kohlcnsäurebestimmungsmethode. Ber. d. Doutscii. ehem. Ges. 

 Bd. 23. S. U02 (18i)ü). 



■-) /;. lütppiti, Beitrag zur Bestimmung der im Meerwasser gelösten Gase. Wissen- 

 schaft!. Meeresuntersuch. Abt. Kiel. Neue Folge. Bd. 7. S. 137 (1903—19015). 



