Gesamtstoff Wechsel: rntersuchuugcn an Seetieren. 1079 



gekleideten Mantel umfreben (in Fig. 299 ist derselbe weggelassen i). Die 

 Hitzovcrtciluiii; heim Aiilicizcn mit dem Kingbrenner F wird dadurch 

 gleicinmiliiger. Mit dem Kocligofäli ist durch eine dazwischen geschaltete 

 Kugel von ca. 50 cni^ Inhalt der Kugelkiihler B verbunden, und zwar ent- 

 weder verschmolzen oder durch \'akuumsclilauch luftdicht verbunden. Letz- 

 teres dürfte zweckmäßiger sein, um das Kochgefäß im Falle eines Bruches 

 leicht auswechseln zu können. Das A und B verbindende Rohr muß hin- 

 reichend weit (mindestens 12 mm weit) sein, damit bei heftigem Kochen 

 das Wasser leicht in das Kochgefäß zurücklaufen kann. Aus letzterem 

 Grunde ist auch die Kugel zwischen A und B angebracht worden. 



Der Kugelkühler B, der von einem zu- und ablaufendes Kühlwasser 

 enthaltenden Gefäß umgeben ist, trägt oben einen großen, gut einge 

 schliffenen Dreiweghahn H% durch den einerseits der Trichter T, andrer- 

 seits das feine Kapillarrohr R mit der Bürette verbunden werden können. 



Das untere Ende des Kochgefäßes A läuft in ein sich gabelndes Rohr 

 aus. An das eine F^nde desselben ist durch eine vakuumdichte Kautschuk- 

 verbindung der Hahn A^ angesetzt, der durch einen Schlauch die Kom- 

 munikation mit dem hölzernen Quecksiibergefäß Hg vermittelt. Mit dem 

 engeren Teil des Gabelrohrs ist der Hahn Y verbunden, durch den mittelst 

 eines angefügten Rohres die zu analysierende Wasserprobe eingesaugt wird. 

 An die Kapillare R wird eine Gasbürette mit Dreiweghahn angesetzt, die 

 in 0-05 cm» geteilt ist und für die ein Inhalt von m cm^ genügt. 



Zur Analyse der ausgekochten (Jase empfehlen wir sehr den Apparat 

 von Haidane ^), wie er in der Figur abgebildet ist; seine Beschreibung 

 gehört nicht mehr hierher. 



Ausführung einer Bestimmung: 



Man läßt etwas Quecksilber in den Apparat treten, schließt hierauf 

 den vorher geöffneten Hahn H und senkt das Reservoir, wodurch eine 

 Luftverdünnung im Apparat entsteht. Dadurch ist es möglich, das Rohr, 

 durch welches die zu analysierende Wasserprobe eingesaugt werden soll, 

 nach Öffnung des Hahnes Y mit dem zu analysierenden Wasser zu füllen. 

 Y wird geschlossen. Man füllt jetzt dui'ch Heben des Reservoirs Hg den 

 ganzen Apparat mit Quecksilber, und zwar bis ans Ende der Kapillare R 

 und bis in den Trichter T, indem man das zuvor in den Apparat ein- 

 gesaugte Wasser durch den letzteren entfernt. Hahn H wird geschlossen 

 und das Quecksilberreservoir bei geöffnetem Hahn X gesenkt. Sobald das 

 Quecksilber die Marke nii erreicht hat, wird X geschlossen. Öffnet man 



') Der Kupfermantcl hat auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten je einen schlitz- 

 förmigen mit Marienglas verschlossenen Ausschnitt, um in das Innere des Gefäßes sehen 

 zu können. 



-) Man wählt Itesser das neueste Modell des sogenannten il/ic.'?cAfr-GV//?/<?rschen Drei- 

 weghahns mit nur einem im Ilahnstopfen cingebhisenen Kanal. Auf die Güte dieses Hahnes 

 kommt selbstverständlich alles an. Die Figur zeigt einen gewöhnlichen Dreiweghahn. 



'^) John ILaldanc, Some iniproved methods of gasanalysis. Journ. of Physiol. Vol. 22. 

 p. 405 (1898). 



