Gesamtstoffwcchsel: Untcrsuchimgou an Soctioroii. 



1087 



l>ie gleichen Analysen werden wiederholt nach Beendigung des Ver- 

 suches, lind zwar wiederum unter Horücksichti^'un^' von Temperatur und Druck. 



Zur Analyse dci- im Wasser enthaltenen (Jase bediente sich Boutiliiol 

 der Methode des Auskochens im Vakuum unter Anwendung einer (^>ueck- 

 silber-Luftpumpe. 



e) Respirationsjipparat nach Zuntz. 



Der grölite und komidizicrteste Hespirationsapparat, wie ihn Zunfz^) 

 und seine Schüler zu rntersuchun^en über den Stoffwechsel der Fische 

 benutzen, ist in Fig. :)04 abgebildet. Leider läßt sich aus der Literatur kaum 

 ersehen, inwieweit sich der Apparat bewährt hat. 



Fig. 304. 



Der Rezipient B zur Aufnahme der Fische und des Wassers besteht 

 aus einem zirka 52 l fassenden zylindrischen Glasgefäß, dessen Öffnung 

 mit einem die notwendigen Tubulaturen tragenden vernickelten Metall- 

 deckel verschlossen wird. 



Zur Ventilation des Wassers dient die doppeltwirkende Pumpe P, die 

 mit einem ^/iß H. P.-Elektromotor angetrieben wird. Sowohl die von ihr aus- 

 gesaugte als auch die von ihr in das Wasser durch das Dreiwegrohr D 



*) N. Zuntz, Ein Respirationsapparat für Wassertiere. Archiv für Physiol. 1901. 

 Verh. der Physiol. Ges. Berüii. S. 543. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. HI. ß9 



