1088 



M. Heiize. 



wieder eingepreßte Luft passiert je ein Paar Kaliventile (MüUerscheYenüle). 

 in denen sie von Kohlensäure befreit wird. 



Der durch die Versuchstiere zur Atmung verbrauchte Sauerstoff wird 

 aus einem Gasometer G ersetzt und strömt durch ein Quecksilberveutil 

 nach , sobald der Druck im Kezipienten R unter eine bestimmte einstell- 

 bare Grenze sinkt. Der Druck im Gasometer wird durch eine zuerst von 

 Pßiiger angegebene Regulationsvorrichtung konstant erhalten. 



Fig. 305. 



Später ist ein anderer Apparat zu diesem Zwecke, d. h. zur selbst- 

 tätigen Sauerstoffzufuhr von Zuntz konstruiert worden, der in Fig. 305 ab- 

 gebildet ist. 



Er besteht aus einer mit vier Kugeln versehenen Meßbürette, die 

 400 cm3 faßt und die mit einem Thermobarometei kommuniziert. Bürette 

 und Barometer stehen in einem Wasserbehälter. Der nötige Gasdruck wird 

 durch eine mit der Meßröhre verbundene und mit ganz verdünnter Kali- 

 lauge beschickte Flasche erzielt. Das Gewicht der Flasche selbst wird durch 

 ein Gegengewicht ausgeglichen. Die an der Flasche hängende Kette soll, 



