(u'suntstoffwochsol: rntersuchungen an Scotiorcn. lODl 



das über tlciii Wasser stehende Liiftvolumen kontinuierlich, resp. in /eit- 

 intervallen von linitien Stunden, durch (his Wasser i,''edrückt, wozu die von 

 yVy/c konstruierte Schlaucliiiunipe 'j l)enutzt wurde. 



Dieser äußerst sinnreiche Apparat P (vgl. Fig. /iOö) besteht in einem 

 um einen flachen Zylinder gelegten, mit Hanfeinlage versehenen Schlauch, 

 gegen den die IJolIc /• preltt, deren Achse selbst an dem Triebrad t befestigt 

 ist. Wird das Triebrad durch die Hand oder einen Motor M in Bewegung 

 gesetzt, so rollt die an den Schlauch fest angedrückte Rolle über denselben, 

 indem sie gleichzeitig die in den Schlauch eingeschlossene Luft vor sich 

 herdrückt. Sobald also die beiden Enden des Pumpenschlauches in rich- 

 tiger Weise mit den beiden Röhren des Stoffwechselgefäßes verbunden 

 sind, wird das über dem Wasser stehende Luftvolumen kontinuierlich durch 

 dasselbe gedrückt. Die Wirkung eines Ventils kommt dadurch zustande, daß 

 die Rolle in einem gewissen Zeitpunkte beide Scliläuche gleichzeitig zudrückt. 



Das Manometer des Respirationsgefäßes sollte ursprüngbch zu genauen 

 \ohimenbestimmungen dienen, wie dies bei der unter b) beschriebenen 

 \'ersuchsanordnuug auseinandergesetzt wurde. Angeblich soll sich jedoch 

 die Diffusion durch den Schlauch als zu groß erwiesen haben. Um daher 

 keine gasförmigen Stoffwechselprodukte zu verlieren, stellte Pätter von 

 vornherein etwas Unterdruck im ganzen Apparat her unter der Annahme, 

 daß auf diese Weise höchstens 50 — 100 cm» Luft während eines Versuches 

 eingesogen würden, deren Kohlensäuregehalt für seine Versuche keinen 

 Fehler bedeutete, ^i 



Zur Konstanterhaltuug der Temperatur wurde das Stoffwechselgefäß 

 in eine sogenannte Kochkiste gesetzt. Kam Tageslichtbeleuchtung in Betracht, 

 so wurden die Rezipienten in den großen Aquariumbassins gehalten; handelte 

 es sich dagegen um konstante Beleuchtung, so wurde das ganze Zimmer 

 verdunkelt und das Stoffwechselgefäß direkt mit einer Glühlampe beleuchtet. 

 Über die Analyse der Stoffwechselprodukte nach Beendigung des ^'er- 

 suches vgl. das Kapitel: Bestimmung der Ausscheidungsprodukte. 



g) Mikrorespirometer nach Thunberg. 



Es soll nicht unterlassen werden, hier auch auf das Mikrorespiro- 

 meter hinzuweisen, welches von Thunbercj^) speziell für Respirationsversuche 

 an kleinen Landwirbellosen konstruiert wurde. Dasselbe scheint sich, nament- 

 hch zu orientierenden \'ersuchen, auch für W^assertiere verwenden zu 

 lassen. (Vgl. Trendelenburg.*) 



Die Beschreibung des Apparates findet sich S. 664. 



*) Die Pumpe ist zu Ijeziehen von R. Fueß, Steglitz b. Berlin. 



^) t)ber den dabei eingesogenen Sauerstoff äußert sich Fütter nicht. 



") T. Thimhcrg, Ein Mikrorespirometer. Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 17. 

 S. 74 (1905). 



*) Trendelenburg, Versuch über den Gaswechsel bei Symbiose zwischen Alge und 

 Tier. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abtlg. S. 42—70 (1909). 



