Gosamtstoffwechsel: Methodik dos Energiestoffwechsels. 1149 



trocknet wordoii. Der käufliche Sauerstoff enthält wechselnde Men}?en von 

 Stickstoff und man muß daher den Inhalt der betreffenden Ronihe analy- 

 sieren. Die in die Kespirationskammer einf!:eführto Sauerstoffnienf^e wird 

 entweder aus der (lewichtsahnahme der Sauerstoffbombe berechnet (Aüvater 

 und Benedict) oder mittelst einer Gasuhr «iemessen (Hnpj>e-Seylrr) oder 

 in der Weise ermittelt, dali man das (iewicht des Wassers bestimmt, 

 welches aus einem Niveaugefäß in den Sauerstoffbehälter einströmt, je 

 nachdem das Gas in die Respirationskammer eingelassen wird (Oppen- 

 hcimtr, siehe Fig. 819). 



Typus 2. 



Unter den nach dem l'rinzipe von Pettenkof er und Voit konstruierten 

 Ilespirationsapparaten sind außer dem ursprünghchen Pe^^en^-o/'^schen >), die 

 Apparate der folgenden Autoren zu erwähnen: Lichcrmeister^), Haldane% 

 Sonden und Tujerstedt*), Ativater und Rosa-') und Jaquet^). 



Bei den meisten von jenen Apparaten läßt sich nur die Kohlen- 

 säureproduktion des Versuchsindividuums mit hinreichender Genauigkeit 

 bestimmen. Die Bestimmung der Wasserabgabe wird immer dadurch er- 

 schwert, daß die Wände der Respirationskammer und die verschiedenen 

 (ieräte in derselben die Feuchtigkeit der Luft in oft unberechenbarer 

 Menge absorbieren. Man sucht diese Fehlerquelle zu beseitigen, indem man 

 die Temperatur und die Dampfspannung der Luft in der Kammer während 

 der Versuchsperiode möghchst konstant hält. Was den Sauerstoffver- 

 brauch betrifft, hat nur Jaquet denselben direkt bestimmt. Bei den übrigen 

 Methoden, welche sich auf das Prinzip von Pettenkofer und Voit gründen, 

 wird der Sauerstoffverbrauch als Differenz zwischen einerseits dem An- 

 fangsgewicht und der Einnahme des Versuchsiudividuums , andrerseits dem 

 Endgewicht und den Ausgaben bestimmt. Sämtliche Versuchsfehler häufen 

 sich bei diesem Verfahren auf die Bestimmung des Sauerstoffverbrauches. 

 Besonders können die ungenauen Bestimmungen der Wasserabgabe große 

 Fehler herbeiführen. Die unten beschriebene Methode von Haidane bietet 



') Pettenkofer, Über die Respiration. Ann. d. Chem. u. Pharm. Suppl.-Bd. 2. 

 S. 1 (1862). 



*) Liebermeister, Untcrsuchungcu über die quantitativen Veränderungen der Kohlon- 

 säureproduktion l)eim Menschen. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 7. S. 75 (1870). 



'j Haidane, A ncw form of apparatus for measuring the respiratory exchange of 

 animals. Journ. of Physiol. Vol. 13. p. 419 (1892). 



*) Sonden und Tiycrstedt, Untersuchungen über die Respiration und den Gesamt- 

 stoffwechsel des Monsclien. Skaud. Arch. f. Piiysiol. Bd. 6. S. 1 (1895). 



5) Ativater and Bosa, A respiration calorimcter and experinionts on the conser- 

 vation of energy in the human body. Tenth annual report of the Sforrs agricultural 

 experiment Station, p. 212 (1897). 



«) Jaquet, Ein neuer Apparat zur Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels 

 des Menschen. Verhandl. d. naturforsch. Ges. in Basel. Bd. 15. S. 252 (1903). 



