Gesamtstoffwechsel: Methodik des Energiestoffwechsels. 115;^ 



daß man nicht Durchschnittsproben während einer Versuchsperiode ent- 

 nimmt, sondern die Zusamniensetzun;.r der Luft in der Respirationskammer 

 in gewissen Momenten bestimmt. Die Luft in der Kammer muß also gut 

 gemischt werden und die Probeentnahme sehr schnell vor sich gehen. 



Die Temperatur der Kammer wird durch Distanzthermometer, welche 

 an verschiedenen Plätzen angebracht sind, ermittelt. Die Feuchtigkeit be- 

 stimmt man mittelst Psychrometer. In der Kammer befindet sich ein von 

 außen regulierbarer Kalorifer. durch welchen man sowohl kaltes wie warmes 

 Wasser leiten kann. 



Die Luftproben werden direkt aus der Kammer entnommen. Gleich- 

 zeitig liest man die Thermometer, den Psychrometer, den Barometer und 

 den Stand der Gasuhr ab. 



Bei der Berechnung wenden wir die folgenden Bezeichnungen an: 

 V = Volumen (m^) der während der Versuchsperiode aus der Kammer 



ausströmenden Luft, 

 A = ^■olumen (tn^) der Luft in der Kammer (Luftkubus j, 

 t = Temperatur in der Kammer, Mittel für die Versuchsperiode, 



p = Dampfdruck (mw Hg).. .. .. „ ,, .. „ 



B = Barometerstand, 



ßo =r Kohlensäuregehalt (pro Mille) der einströmenden (atmosphärischen) 



Luft, 

 ßi = ,, in der Kammer am Anfang der Versuchsperiode, 



Wenn es sich nur um die Berechnung der Kohlensäureabgabe han- 

 delt kann man das Volumen der einströmenden Luft gleich V setzen. Das 

 Volumen V wird aus den Angaben der Gasuhr unter Beriicksichtigung der 

 Temperatur- und Feuchtigkeitsdifferenzeu der Kammer und der Gasuhr 

 berechnet. Durch Ptegulieren der Ventilation bezügüch der Dauer der Ver- 



V 



Suchsperiode kann man das Verhältnis -r in der AVeise abpassen, daß der 



A 



Kohlensäuregehalt während der Versuchsperiode fast linear 



wächst. Unter diesen Verhältnissen läßt sich die Kohlensäureabgabe (CO2) 



in folgender Weise berechnen 1) : 



(CO.3) = 1-966 . ^--^^ • T6? • { ^^ ^ß^-ßO + V ^-^ - V % } . . . Gramm 



Es ist zu bemerken, daß die mittelst des Analysenapparates erhal- 

 tenen Werte des Kohlensäuregehaltes sich auf trockene Luft beziehen. In 

 der angeführten P'ormcl bezeichnet p das Mittel von dem Dampfdruck p^ 

 und P2 am Anfang und am Ende der Versuchsperiode. Wenn die Differenz 

 P2 — Pi mehrere MiUimeter beträgt, z. B. bei intensiver Muskelarbeit, muß 



') Die Zuverlässigkeit dieser Berechnungsweise ist mehrmals geprüft, siehe Tora 

 Rosenberg, Prüfung des Sonde'n-Tifferstedtschen Respirationsapparates. Skand. Arch. f. 

 Physiol. Bd. 16. S. 79 (1904J. 



73* 



